544 August Krogh. 



mal soviel Wasser, wie mau Kohlenoxyd braucht und treibt es dadurch in 

 das Spirometer hinüber. Nach der Yermischuug wird auch der Schlauch 

 bis zum Dreiwegehahn durch Austreibung von ^ ., ^ i^^i^ d^i' CO-Mischung 

 gefüUt. Die Versuchsperson atmet zunächst eine kurze Zeit durch Mund- 

 stück und Hahn aus der Atmosphäre. Nachdem die Trommel und die 

 Zeitschreibung in Gang gesetzt sind, macht sie auf gegebenen Befehl eine 

 Ausatmung bis zur Residualluft. Der Hahn wird dann gedreht und sie 

 macht eine tiefe Einatmung aus dem Spirometer. Nach ein paar Sekunden 

 wird wieder ausgeatmet, und zwar wenigstens soviel daß man sicher sein 

 kann, daß der Schlauch bis zum Spirometer mit Alveolarluft gefüllt ist.i) 

 Der Hahn wird dann geschlossen und durch die Röhre h am Hahn wird 

 aus der Leitung eine Probe der Alveolenluft genommen. Nach etwa 

 0"1 Minute wird der Hahn wieder nach dem Spirometer geöffnet und eine 

 erneute tiefe Ausatmung gemacht. Unmittelbar nachher wird der Hahn 

 nach außen gedreht, eine zweite Alveolarluftprobe aus der Leitung ge- 

 nommen und die Trommel zum Stillstand gebracht. 



Die Kohlenoxydanalysen müssen mit großer Sorgfalt gemacht werden, 

 weil die absoluten Giengen von Kohlenoxyd sehr gering sind und die 

 Fehler daher einen sehr großen Einfluß auf das Resultat ausüben können. 

 Man absorbiert daher zuerst die Kohlensäure und bestimmt danach so- 

 wohl die Kontraktion nach Verbrennung , wie auch dui'ch Absorption die 

 gebildete COo-Menge. Die letztere soll genau das Doppelte der Kontraktion 

 betragen. Wenn das nicht der Fall ist. sind entweder noch andere brenn- 

 bare Gase im Gemisch vorhanden, oder der Apparat ist uicht ganz rein. 

 Wenn die Kontraktions- und C0.2-Werte gut stimmen, benutzt man die 

 Summe beider. Wenn kleine Abweichungen zwischen den beiden Zahlen 

 vorhanden sind, und besonders wenn die CO.^-Werte etwas mehr als doppelt 

 so groß wie die Kontraktionswerte sind, gibt man nach der Erfahrung von 

 M. Krogh den Koutraktionszahlen den Vorzug. In der Berechnung ist 

 es ganz gleichgültig, ob mau die Kohlenoxydzahlen selbst oder beliebig 

 andere, damit proportionale Werte benutzt.-) In vielen Fällen ist es vorteil- 

 haft, wenn auch nicht notwendig, den Sauerstoff zu bestimmen. Zu dem 

 direkt durch Absorption gefundenen Sauerstoffwerte muß man dann noch 

 den bei der CO-V'erbrennung verbrauchten Sauerstoff hinzuaddieren. 



^) Die für bestimmte Fülle günstigste Größe der Ausatmung -svird unten näher be- 

 sprochen. 



-) Im hiesigen Laboratorium sind die CO-Analyseu mittelst eines speziell dafür 

 eingerichteten sehr genauen Analysenapparates, der noch die Bestimmung von 00017o 

 gestattet, ausgefühi-t worden. Dieser Apparat, dessen Bürette 35 c»/^ faßt, von welchen 

 8" in 0"01'^' „ geteilt sind, ist nach dem Peffersonschen Prinzip eingerichtet . weil das 

 Haldaiiesche Kalimanometer für die gewünschte Genauigkeit nicht empfindlich genug 

 ist. Die große Genauigkeit hat sich für das Fahnden auf Fehlerquellen, sowohl bei der 

 Analyse wie in der Bestimmung als Ganzes, als sehr nützlich erwiesen. Sie ist aber 

 schwer zu erreichen und. wenn die hier gegebenen Vorschriften genau befolgt werden, 

 nicht für die Bestimmuncen absolut notwendig. 



