562 



Paul Hirsch. 



Ehe auf die eigentliche Methode eingegangen sei, soll erst das 

 Prinzip und die Einrichtung des Interferometers beschrieben werden. 



Einrichtung des Interferometers. 



Die Einrichtung des Interferometers (des sogenannten Flüssigkeits- 

 interferometers) wird am leichtesten verständlich sein, wenn man sich zu- 

 nächst mit dem Prinzip des BayleigJischen Interferometers i) (dem soge- 

 nannten langen Interferom.eter) vertraut macht-) (Fig. 259). 



Ein aus einem KoUimator austretendes Lichtbüschel geht durch zwei 

 parallele Spaltblenden hindurch in ein Fernrohr und erzeugt eine Fraun- 

 hofersche Beugungserscheinung; dieselbe besteht aus einem weißen Bilde 

 des Kollimatorspaltes, in dem das sogenannte Maximum nuUter Ordnung und 

 symmetrisch dazu angeordnete Beugungserscheinungen, Beugungsspektren, 



Fig. 259. 



El 



JJPI 



ir" I 



Olk 



Tr 



Laboratoriums-Gas-Interferometer im Auf- und Grundriß Tetwa i 30 natiirl. Größe). 

 Das aus dem Kollimator A7 ausgetretene parallel strahlige Böschel geht zum Teil durch 

 die Kammern L, G und die Korapensatorplatten PL Pg, zum Teil über den Kammern hin 

 durch die Hilfsplatte H in das Fernrohr F. das mit einem Zylinderoknlar Ok ausgerüstet 

 ist. Tr ist die lOOteilige Trommel der Mikrometerschraube des Kompensators. bezeich- 

 net die Gaskammer, die mit der Luftkammer L zusammengelötet ist. Pg ist die feste Platte 

 des Kompensators. Die Doppelblende ist auf das Objektivende des Fernrohres aufgeschoben. 

 Die Zylinderachse steht parallel der Längsrichtung des Spaltes und der Doppelblende. 



auftreten, die durch sehr schmale Minimastreifen getrennt sind. Setzt 

 man zwischen Kollimator und Fernrohr eine Doppelkammer, so verändert 

 sich die Erscheinung nicht, wenn beide Kammern mit gleicher Substanz 

 gefüllt sind. Sind die Substanzen verschieden, d. h. hat die eine Substanz 

 eine andere Lichtbrechung als die zweite, so ist die optische Weglänge in 

 beiden Kammern verschieden. Die Interferenzerscheinung ist gegen ihre 

 bisherige Lage verschoben. Die Hauptsache an diesem Interferometer ist 

 eine Einrichtung, durch die es gelingt, eine Interferenzerscheinung, und 

 zwar eine unveränderliche, Xormalinterferenzerscheinuug, unabhängig von 



*) F. Häher und F. Löive, Ein Interferometer für Cliemiker nacli Rai/leic/schem 

 Prinzip. Zeitschr. f. angew. Chemie. Bd. 23. S. 1393-I3i)8 (1910). 



-) Die Bildstöcke wurden in dankenswerter Weise von der Firma C. Zeiss, Jena, 

 zur Verfüguncr crestellt, zum Teil besonders angefertigt. 



