Die „interferometrische Methotle" zum Studium der Abwehrfermeute. 563 



der durch verschiedene Lichtbrechungen erzeugten verschobenen Interfereuz- 

 erscheinung sichtbar zu machen, also ein unveränderliches Vergleichs- 

 spektrum. Es stellt hierdurch das unveränderhche System eine ideale Null- 

 marke dar. Durch Drehen der Schraube eines Kompensators kann man 

 leicht die zwei oben erwähnten schwarzen Streifen, die das Maximum 

 nuUter (Jrdnung (das Weiße) begrenzen , in dem oberen und unteren Bilde 

 genau auf Koinzidenz einstellen. Durch Ablesen der hierzu notwendig ge- 

 wesenen Trommelumdrehung kann man die Unterschiede in dem Licht- 

 brechungsvermögen der beiden verghchenen Substanzen feststellen. 



Das eben beschriebene Interferometer ist speziell für Gasunter- 

 suchungen gebaut. Aus ihm entstand durch Anwendung des Prinzips der 

 AutokoUimation das tragbare Gasinterferometer.M Abgesehen davon, daß 

 die Gaskammer desselben im Gegensatz zu der 1 m langen Kammer des 

 ..langen Interferometers" in der Regel nur \0 cm lang ist, weicht es von 

 diesem insofern ab, als Kollimator und Fernrohr zu einem einzigen Teile 

 vereinigt sind, dessen Objektiv die Strahlen auf dem Hinwege zum Spiegel 

 parallel und auf dem Rückwege wieder konvergent macht. La der Brenn- 

 ebene des Objektivs sind nebeneinander der sehr fein verstellbare Spalt und 

 das Zylinderokular angeordnet. Durch das Zylinderokular, sämtliche Liter- 

 ferometertypen sind mit einem solchen versehen, wird der durch hohe 

 Vergrößerung verursachte Übelstand der geringen Helligkeit des Bildes in 

 eleganter Weise überwunden. Ein Zylinderokular vergrößert nur in der 

 Richtung senkrecht zu seiner Achse, wirkt aber in Ebenen, die durch die 

 Achse gehen . wie ein Fenster. Vermöge dieser Trennung durch diese 

 letztere Eigenschaft werden die beiden Streifensysteme auf das vorteil- 

 hafteste getrennt. Die Gaskammern, ebenso die Kompensatorplatten werden 

 zweimal von den Lichtstrahlen durchsetzt. Die beugende Doppelblende ist 

 in oder dicht an die Spiegelebene gelegt. 



In direkter Anlehnung an dieses tragbare Gasinterferometer wurde nun 

 von Loire-) das Flüssigkeitsinterferometer^) konstruiert CFig. 260. 261, 262). 

 Zur Aufnahme der beiden zu untersuchenden respektive zu vergleichenden 

 Flüssigkeiten dienen Kammern, welche zwecks Temperaturausgleichs in 

 einem Temperierbade angeordnet sind. ^ ) Die zu beobachtenden Erscheinungen 



') F. Löu-e, Ein tragbares Interferometer für Flüssigkeiten uud Gase. Zeitschr. 

 f. Instrumentenk. Bd. 30. S. 321— .329 (1910). — Derselbe. Ein neues Interferometer 

 für Gase und Flüssigkeiten. Physik. Zeitschr. Bd. 11. S. 1047— lO.öl (1910). 



-) F. Loire, 1. c. 



^) Die beschriebenen Interferometer werden von der Firma C. Zeiss-Jena herge- 

 stellt. Ein Wasserinterferometer mit einer auswechselbaren Wasserkammer kostet 

 M. (V2b.—. Zur Ausrüstung gehören: 1 Akkumulator zu 4 Volt, in Holzbehälter, mit 

 Kabel und Steckkontakt M. 35.— , ein (bestell M. 10. — , 6 Rcserveosramlämpcheu 

 M. lO'öO sowie ein Thermometer 0— .'lO" in '/j^" geteilt M. 16. — . Die Gesamtkosten für die 

 einfachste Ausrüstung belaufen sich also auf M. 696. .'lO. Für jede weitere Kammer werden 

 M. 70. — berechnet. 



^) Das Wasserinterferometer kann auf N\'uusch auch mit einer Gaskammer ver- 

 sehen werden, so daß es eine Kombination von Gas- und Flüssigkeitsinferometer dar- 

 stellt. Die Kosten einer Gaskammer einschließlich des Anpassens behiufen sich auf 



36* 



