564 



Paul Hirsch. 



sind die gleichen wie bei dem eingehender beschriebenen Interferometer 

 von Raißeigh. Sind die beiden Hälften der Doppelkamraer mit Flüssigkeiten 

 gleicher Konzentration gefüllt, so zeigen beide Interferenzfiguren das 

 gleiche Aussehen fNullage). enthält jedoch die eine Kammer eine Flüssig- 

 keit von größerer Konzentration, so wird hierdurch ein Unterschied in 

 der sogenannten optischen Weglänge bedingt und demzufolge sind beide 

 Interferenzbilder verschieden. Wenn man nun durch langsame Drehungen 

 der einen Kompensatorplatte mit Hilfe einer mit Teilung versehenen 



tTh 



WK 



Gesamtansicht de? Flttssigkeits-Interferometer.« in Gebranchslage. .-1 der Akkumnlator. E Schutzkappe. 

 T' Verschlußdeckel. II'Ä' Wasser-(Flüssigkeits-)Kammer. Z Klammer zum Herausnehmen des Akkumula- 

 tors aas dem Holzkasten. 



Mikrometerschraube den Unterschied der optischen Weglänge wieder aus- 

 gleicht, so nehmen allmählich beide Interfcrenzbilder wieder gleiche Lage ein. 

 Das Messen mit dem Kompensator stellt also eine Xullmethode 

 dar, die erfahruno-sgemäß bei den verschiedensten Beobachtern 

 zu gleichmäßigen und genauen Resultaten führt, jeder subjek- 

 tive Beobachtungsfehler aber ausgeschaltet wird. 



M. 100.—. (Wegen Benutzung des Gasintcrferometeis zu medizinischen Fragestellungen 

 vgl. M.Hahn und U.Heim, Die Be-timmung der Kohlensäurespannung in der Alveo- 

 larluft mittelst des Interferometers. Berliner kliii. Wcchenschr. 1913. Xr. 5.) 



