Die .,iiiterferometrische Methode" zum Studium der Al)\vehrfermente. 565 



Die Kammern sind so konstruiert, daß sie auf das bequemste ge- 

 füllt und vor allen Dingen gereinigt werden können (Fig. 263). Sie werden 

 für gewöhnlich in Kammerlängen von ö, 10, 20, 40 und 50 7h»j geliefert. 



Gebrauch des Interferometers. 



Was die Untersuchung mit dem Interferometer im allgemeinen (auf 

 die spezielle Untersuchungstechnik bei serologischen Arbeiten wird weiter 

 unten eingegangen) anbetrifft, so wird nach Feststellung des Nullpunktes 

 mit gleichartigen Flüssigkeiten, z. B. destilliertem Wasser, in beiden Hälften 

 der Doppelkammer, die eine der beiden Kammerhälften ausgehebert und 

 sorgfältig mit Filtrierpapier ausgetrocknet. Die letzten Spuren von Feuchtig- 

 keit werden durch ein über ein Holzstäbchen gewickeltes Wattebäuschchen 

 entfernt. Durch nochmaliges Nachreiben mit einem frischen Wattebäuschchen 

 entfernt man etwaige 



Wattefäserchen , die an Fig.201. 



den Glasplatten der Kam- 

 mer haften geblieben sein 

 sollten. Es sei hier darauf 

 hingewiesen, daß ein Be- 

 feuchten der Kammern 

 mit Alkohol. Toluol oder 

 ähnlichen harzlösenden Sub- 

 stanzen wegen des Kittes, 

 mit dem die Glasfenster 

 der Kammern befestigt 

 sind, ängstlich vermieden 

 werden muß. Nun wird 

 die auf diese Weise ge- 

 reinigte Kammerhälfte mit 



. j Der „Kopf"* des Flüssigkeitsinterferometers. A'ii'die Belench- 



der zu untersuchenden tungseinrlchtung. Ol- das Okknlar. MT die Meßtrommel. 



Flüssigkeit gefüllt. Es ist 



nun notwendig, mit der eigentlichen Messung, d. h. mit dem Einstellen 

 der beiden Beugungserscheinungen auf Koinzidenz, so lange zu warten, 

 bis die Temperatur zwischen den gefüllten Kammern und dem Tem- 

 perierbad ausgeglichen ist. Dieser Vorgang dauert, wenn die Lösungen 

 bereits einige Zeit in dem Beobachtungsraum aufbewahrt waren, nur 

 wenige Minuten, da der Temperaturausgleich durch die vergoldeten 

 Kammern sehr rasch vor sich geht. Man kann den Temperaturausgleich 

 sehr leicht verfolgen. Ist er noch nicht beendet, so sind die Streifen des 

 veränderlichen Systems entweder krumm (Fig. 264), oder sie verlaufen 

 schräg zu denen des unveränderten Interferenzbildes. Es darf also mit der 

 Messung erst dann begonnen werden , wenn das Interferenzbild sein nor- 

 males Aussehen wieder angenommen hat, was im allgemeinen in 2 bis 

 H Minuten eingetreten sein dürfte. 



