566 



Paul Hirsch. 



Es empfiehlt sich, die Temperatur des Temperierwassers unter der- 

 jenigen des Beobachtungsraumes zu halten, damit nicht durch Konden- 

 sation von Wassertröpfchen an den Glasdeckeln der Kammern Meßfehler 

 entstehen. 



Die einzige Schwierigkeit, mit der vor allem der ungeübte Beob- 

 achter zu kämpfen hat, liegt darin, daß es hauptsächlich bei Messungen 



Fig. 262. 



Th Tr 



K 



Schematische Zeichnung des Flüssigkeits-Interferometers iin Auf- und Grundriß. 

 B Beleuchtungsapparat, enthaltend ein Osraralärapchen und ein Linsensystera. Das auf 

 den Spiegel S nahezu senkrecht auffalleude Licht wird zurückgeworfen und durch das 

 Objektiv des Fernrohres zu einem Interferenzhild vereinigt. Das Bild liegt dicht neben 

 dem sehr fein einstellbaren Spalt am Okular Ok und wird durch die Zylinderlinse des- 

 selben betrachtet. Die Lichtstrahlen der parallelen Strahlenbüsehel müssen auf ihrem 

 "Wege von und zu dem Spiegel S' durch die Platten P, und Po des Kompensators K, 

 ferner durch die planparallelen Platten des Temperierbades Tr. die Teraperierflüssigkeit 

 und durch die planparallelen Glasplatten der auswechselbaren Flüssigkeitskamraer W und 

 durch die darin euthalrenen Flüssigkeiten. Die untere Hälfte des Strahlenbtischels er- 

 zeugt das Vergleichsinterferenzfigurensystem. In der Nullage der Streifensysteme nimmt 

 die Trommel M des Kompensators mit dem Umdrehungszähler Z ebenfalls die Xullage 

 ein. Th Tubus für ein Thermometer. 



von sehr verschieden konzentrierten Flüssigkeiten, besonders bei kolloidalen 

 Lösungen, sehr schwer ist, auf das richtige Streifensystem einzustellen. 

 Bei reinem Wasser oder niedrigen Konzentrationen ist das übereinander 

 gehörende Streifenpaar vollständig identisch. Die Streifen sind vollständig 

 schwarz und höchstens an den beiden Aubenseiten von leichten blauen 

 Säumen begrenzt. Die benachbarten Streifensysteme, der Abstand eines 

 Streifensystems beträgt etw^a 20 Trommelteile, sind, wenn sie mit der 



