570 Pfiul Hirsch. 



Von zwei sorgfältig mit Gummistopfen verscliließbaren sterilen Zen- 

 trifugiergläscheu 1 ) wird das eine mit Serum, das andere mit Serum + 

 einer abgewogenen Menge Substrat (man soll im allgemeinen etwa 0'05 

 bis O'l^ anwenden) beschickt. (Ist die Abbaumöglickkeit von verschiedenen 

 Organen zu prüfen, so müssen selbstverständlich entsprechend viele Zen- 

 trifugiergläschen genommen werden.) Beide Röhrchen werden genau 

 24 Stunden bei Brutschranktemperatur aufgehoben, nach Ablauf dieser 

 Zeit zentrifugiert und dann die beiden klaren Sera interferometrisch 

 untersucht. Zu diesem Zwecke wird die eine Kammerhälfte einer Doppel- 

 kammer (es empfiehlt sich die Benutzung der 5 /w>« -Kammer wegen des 

 geringen Inhalts) mit dem Serum, das auf das Substrat eingewirkt hatte, 

 die andere Hälfte mit dem als Vergleichsflüssigkeit dienenden unbehandelten 

 Serum beschickt. Die Kammer wird in das Interferometer so eingesetzt, 

 daß das höher konzentrierte Serum, es kann dies gegebenenfalls nur das 

 Serum sein, welches auf das Substrat eingewirkt hatte, sich auf der Seite 

 des verstellbaren Kompensators oder mit anderen Worten auf der Seite 

 der Meßtrommel befindet. 



Es sollen hier an dieser Stelle einige Bemerkungen über den Einfluß 

 der Temperatur auf das Resultat der Messungen gemacht werden. Man 

 kann geneigt sein, annehmen zu müssen, daß das Resultat der interfero- 

 metrischen Messungen in ähnlicher Weise von der Temperatur abhängig 

 sei wie das Drehungsvermögen bei der polarimetrischen Messung, man 

 also zu genauen Messungen eine Temperatur von oTö** einhalten müsse. 

 Es ist dies jedoch bei Differenzmessungen , wie sie bei der „interfero- 

 metrischen Methode" zur Verfolgung von Abwehrfermentwirkungen aus- 

 geführt werden, nicht der Fall. Es haben ausgeführte Versuche ergeben, 

 daß die Differenz in Trommelteilen, d. h. die Anzahl der Trommelteile, 

 die durch das wegen der Verschiebung der Interferenzfiguren bedingte 

 Drehen der Kompensatorschraube als Ausschlag abgelesen wurden, inner- 

 halb weiter Temperaturunterschiede ' die gleiche ist. Es ist an sich ohne 

 jeden Einfluß bei dem Resultat der Messungen, ob diese bei einer Tem- 

 peratur von 10" oder 40" ausgeführt werden. Allerdings gilt diese Tatsache 

 nur bei Differenzmessungen von gleichartigen Substanzen wie in unserem 

 Falle von Serum. Sind die zu vergleichenden Substanzen heterogen, so 

 spielen die Temperatureinflüsse auf das Resultat der Messungen eine 

 ziemhch bedeutende Rolle. Man kann wohl sagen, daß die Unabhängigkeit 

 von der Temperatur ein nicht zu unterschätzender Vorteil der ,.interl'ero- 

 metrischen Methode •' ist. Nur die Einwirkung des Serums auf das Sub- 

 strat ist an die Temperatur von äT'ö" gebunden. 



Hat die Doppelkammer die Temperatur des Temperierbades ange- 

 nommen, so führt man die Messung aus. Nach jeder Messung muß die 

 Kammer auf das sorgfältigste gereinigt und getrocknet werden (vgl. oben). 



*) Zentrifugiergläser in brauchbarer Form und Größe liefert Erich Koellner, Glas- 

 technische Anstalt, Jena. 



