Die „iüterferometrische Methode" zum Studium der Abwehrfermente. 571 



Bei Benutzung von Serum empfiehlt es sicli, die Kammer nach Entfernen 

 desselben zuerst mit physiologischer Kochsalzlösung und dann erst mit 

 destilliertem Wasser auszuspülen. Man entleert die Kammer am besten 

 mittelst einer 5 rw^^'-Pipette mit Gummibirne. 



Fehlerquellen der Methode. 



Abgesehen von den Fehlercjuellen , die auch bei dem Dialysierver- 

 fahren in Frage kommen können — der Gehalt des Serums an zuviel 

 dialysablen , die Xinhydrinreaktion gebenden Stoffen spielt hier gar keine 

 Rolle ^. sind bei der „interf erometrischen Methode'' besonders folgende 

 Punkte zu beachten, welche zu falschen Schlüssen führen können. 



Es ist nötig, daß das zur Anstellung der Versuche benutzte Serum 

 nicht nur allein von einer Blutentnahme, sondern auch aus einer Serum - 

 menge stammt. Es haben ausgeführte Versuche ergeben, daß Serum, 

 welches im Laufe einer Blutentnahme innerhalb weniger Sekunden in ver- 

 schiedenen sterilen Gefäßen aufgefangen wurde, verschieden hohe Kon- 

 zentration (bis zu 150 Trommelteiledifferenz) besitzt. Um die hierdurch 

 bedingte Trommelteiledifferenz auszuschließen, muß entweder das zu be- 

 nutzende Serum von einer Serumprobe stammen oder man muß vor 

 Anstellung der Versuche die einzelnen Serumproben einer Blutentnahme 

 mischen. 



Femer können durch mangelhaften Verschluß der Zentrifugengläser, 

 in denen die Bebrütung des Substrates vorgenommen wird, infolge von 

 Verdunstung Konzentrationsunterschiede entstehen. Es ist deshalb ein voll- 

 kommen dichter Verschluß unbedingt erforderlich. Sollte sich während der 

 Bebrütung viel Kondenswasser in den Röhren gebildet haben, so schüttelt 

 man vor dem Zentrifugieren diese gut um. Man kann sich durch einen 

 einfachen Versuch davon überzeugen, daß hierdurch diese Möglichkeit eines 

 Fehlers vollständig ausgeschaltet ist. Man lasse in einem gut verschlossenen 

 Röhrchen irgend eine Salzlösung solange im Brutschrank stehen, bis sich 

 Kondenswasser an den Wandungen abgeschieden hat. Hat man zwei der- 

 artige Proben angesetzt, so kann man sich durch interferometrische Unter- 

 suchung von der Richtigkeit obiger Ausführung überzeugen. 



Genauigkeit der Methode. 



Die Genauigkeit der „interf erometrischen Methode'" ist eine äußerst 

 große. 



Man kann diese in sehr einfacher Weise auf folgende Art demon- 

 strieren. 



Es wurden O'l g Plazentapepton ..Höchst" in 20 cm^ Wasser gelöst. 

 Von dieser 0-5o/oigen Stammlösung wurden O'Oö- und O-OOöVoige Lösungen 

 hergestellt. Diese Lösungen wurden mit destiUiertem Wasser als \er- 

 gleichsflüssigkeit interferometrisch untersucht. 



Nachstehende Tabelle gibt die Resultate an: 



