572 P^iil Hirsch. Die „iuterf erometrische Methode" zum Studium etc. 



Temperatur des Temperierbades 18'7° 

 20 WJM-Kammer 5 w/?n-Kammer 



0-5 Vo 1303 326 



0-05«/o 122 32 



O-0050/o 12 3 



Die Zahlen bedeuten die Anzahl der Trommelteile , die durch das 

 wegen der Verschiebung der Interferenzfiguren bedingte Drehen der 

 Kompensatorschranbe als Ausschlag abgelesen wurden (Trommelteile- 

 Differenz). 



Ordnet man die Zahlen graphisch in einem Koordinatensystem an. 

 so verläuft die Kurve, abgesehen von einem kleinen Meßfehler von drei 

 Trommelteilen, sowohl für die 20 mm- als auch für die 5 «im-Kammer in 

 einer geraden Linie. Man kann diese Kurve gewissermaßen als 

 Eichkurve benutzen, da sie uns für jede Anzahl von Trommel- 

 teilen die dazu gehörige Peptonenkonzentration, mithin also 

 auch bei EinAvirkung von Serum von Schwangeren auf Plazenta 

 die durch die Tätigkeit der Abwehrfermente gebildete Menge 

 von Peptonen angibt, i) 



Man kann die Genauigkeit der Methode auch noch in anderer Weise 

 darstellen. 



Es lassen sich bei Benutzung der 20 mm-Karamer Konzentrations- 

 änderungen von O'OOP/o, bei Benutzung der 5 «^>><-Kammer von 0005o/o 

 feststellen. Der Inhalt der 20 «im-Kammer beträgt 2 cm^ , es lassen sich 

 also 0^00002 g = 0"02 mg Pepton feststellen. Da der Inhalt der 5 wiw^-Kamraer 

 0"5 n»3 beträgt, lassen sich also bei ihrer Benutzung O'OOOl ^ ■= O'l »?(/ 

 Pepton feststellen. 



') Die Firma Carl Zeiss-Jena justiert auf Wunsch die Interferometer in der Art, 

 daß die. angegebenen Eichwerte direkt benutzt werden können. Es ist dann eine Neu- 

 eichung unnötiff. 



