gQg Emil Löwi. 



forderlich, mittelst Meßbandes (wofür bei kleinen Organismen ein Streifen 

 Millimeterpapier verwendet werden kann), Maßstabes oder Meßzirkels. An 

 deren Stelle tritt bei mikroskopischen Objekten das Okularmikrometer. 

 Da die absoluten Werte der Teilungsintervalle des letzteren für jedes 

 Vergrößerungssystem besonders festgestellt werden müssen , kann es 

 manchmal zweckmäßig sein, den wiederholt benützten i) Weg einzuschlagen, 

 die Objekte mittelst des Äbbeschen Zeichenapparates zu skizzieren und 

 mit einem unter denselben Verhältnissen durch Zeichnung der Einteilung 

 des Objektmikrometers hergestellten Maßstabes , dessen Intervalle von 

 Vioo *>^w^ man auf der vergrößerten Zeichnung leicht weiter einteilen kann 

 — bei genügend starker Vergrößerung bis auf solche, die 1 ^u entsprechen — 

 direkt auszumessen; hierbei müssen die Objektträger die Dicke des Objekt- 

 mikrometers haben. Genauer und, besonders wenn zahlreiche Messungen 

 unmittelbar hintereinander vorgenommen werden sollen, vorteilhaft ist die 

 mikrophotographische Aufnahme der Objekte und unter denselben Um- 

 ständen des Objektmikrometers und die Ausmessung der Negative. -) Ein 

 anderes Verfahren zur sehr genauen Ausführung zahlreicher aufeinander 

 folgender Messungen mikroskopischer Objekte besteht in der Ausmessung 

 der in geeigneter Weise durch Mikroprojektion auf einem Schirm ent- 

 worfenen außerordentlieh stark vergrößerten Bilder (E. v. Lendenfeld 

 [28]). Die Dicke mikroskopischer Objekte läßt sich durch die Mikro- 

 meterschraube bestimmen, indem man auf die obere und dann auf die 

 untere Fläche des Objektes einstellt, s) Die Kenntnis der Maße des Ob- 

 jektes nach den drei Dimensionen des Raumes ermöglicht die annähernde, 

 mehr oder weniger genaue Bestimmung des Volumens, falls es sich um 

 einen Körper handelt, der in genügendem Grade einem bestimmten geo- 

 metrischen Gebilde gleicht. Das Volumen von Paramaecien wurde von 

 H. Bautmann [52] unter der Annahme, daß sie die Form von Rotations- 

 ellipsoiden mit der großen Halbachse a und den beiden kleinen Halb- 



achsen b haben, nach der Formel V= — - — bestimmt. Bei Organismen 



mit wesentlich verschiedenen Maßen nach allen drei Dimensionen könnte man 



die Formel des dreiachsigen EUipsoides V = — -p— anwenden. Genauere 



Resultate als die direkte Messung ergibt, wenn man über genügendes, von 

 fremden Bestandteilen freies Material verfügt, die Volumbestimmung mittelst 

 des Hämatokriten*): Die in einem genau graduierten Röhrchen bis zur 

 Konstanz des Volumens zentrifugierten Organismen werden gezählt, indem 

 man sie in einer nicht zu großen Menge Wasser durch Aufschütteln gleich- 



^) Zuerst ist wohl von Schwendener [59] für derartige Zwecke das Zeichen- 

 prisma angewendet worden. 



-) Siehe Kaiserling?, Artikel „Mikrometer und Mikrometrie" in der Enzyklopädie 

 der mikroskopischen Technik (2. Aufl., Urban & Schwarzenberg, 1910). 



^) Siehe Kaiserling, 1. c. S. 121. 



*) Genaue Besprechung des Instrumentes bei Koeppe [24], S. 35 ff. 



