Die physikalisch-chemische Analyse der Pflanzenzelle. 



85 



den Kapillaren um 1 cm Schwefelsäure. Man kann also dadurch eine 

 größere Druckabnahme erzielen und zwar genauer als durch Ablassen der 

 Luft durch einen einzigen Hahn. Zur Füllung der Manometer wird zweck- 

 mäßig nicht Quecksilber, sondern Schwefelsäure von 98% 'die gewöhnliche 

 konzentrierte Säure des Handels) benützt, wobei das offene Manometer- 

 ende durch ein Chlorkalziumrohr vor dein Eindringen von Feuchtigkeit 

 geschützt wird. Das kürzere Manometer wird zu Messungen unterhalb 

 51 ) cm I »ruck benützt, welche 



Ablesungen am großen Ma- Fig.». 



nometer, das bis auf den 

 Fußboden reicht, zu unbe- 

 quem sind. Bei Benützung 

 des großen Manometers wird 

 das kleinere durch Hahn 17 

 von der übrigen Apparatur 

 abgeschlossen. 



Die Hähne 6—12 sind 

 alle mit gleichdicken Glas- 

 röhren verbunden , an wel- 

 chen je ein Glasrohr mit 

 einer kapillaren Spitze durch 

 Gummischlauch befestigt ist. 

 Die Verbindungsstellen sind 

 mit Schellack überpinselt. 

 Das obere Ende des Ka- 

 pillarrohres hat den Durch- 

 messer von 3 mm und ent- 

 hält etwas Watte, um den 

 Staub der Luft aufzufangen; 

 an diesem obersten Teil ist 

 ein 15 cm langes Stück 

 dünnwandigen Glasrohres 

 von 2 mm Durchmesser an- 

 geschmolzen. Das untere 

 Ende dieses Rohres ist in 

 eine 1 cm lange Kapillare 

 von 0'5 mm Durchmesser 



ausgezogen. Die Herrstellung der Kapillaren erfordert eine besondere Technik. 

 Die Röhre wird in senkrechter Lage festgehalten, so daß sich das kapillare 

 Ende 10—15 cm über dem Tische befindet. Die Hähne 5 und 14 sind 

 dabei geschlossen, 12 und 13 offen, um innerhalb der Röhre Atmosphären- 

 druck herzustellen. Dann wird ein kurzer Glasstab fein ausgezogen und 

 an das Ende der Kapillarröhre angeschmolzen, worauf die Kapillare gerade 

 oberhalb dieser Stelle durch eine kleine Flamme so lange erwärmt wird, 

 bis sie durch das Gewicht des daran befestigten Glasstabes in eine sehr 



licitmougliseher Apparat zur Bestimmung der Oberflächen- 

 spannung. 



