86 



Viktor Gräfe. 



feine Kapillare ausgezogen wird. Die Kapillare wird dann ungefähr 5 mm 

 unter der Verjüngung des Glasrohres abgeschnitten. Dann wird Hahn 13 

 geschlossen und 5 geöffnet, so daß der Druck des Gefäßes A sich der 

 Kapillare mitteilt . die Spitze wird unter die Oberfläche der Flüssigkeit 

 getaucht, deren Oberflächenspannung gemessen werden soll. Steigen keine 

 Blasen aus ihr auf. so wird die Flüssigkeit entfernt und mit einer kleinen 

 Schere ein kurzes Endchen der Kapillare abgeschnitten, worauf diese 

 wieder in die Flüssigkeit getaucht wird. Dieses Verfahren wird so lange 

 wiederholt, bis Luftblasen aus der Kapillare hervordringen. Dann wird 

 Hahn 5 gesperrt, 4 geöffnet und darauf 5 wieder vorsichtig geöffnet, bis 

 bei gesperrtem Hahn 14 der Druck im Apparat die Schwefelsäure bis in 

 den oberen Teil des längeren Manometerrohres hebt. Dann wird Hahn 5 

 wieder gesperrt. Falls bei diesem Druck keine Luft- 

 Fi z- 10 - blasen durch die kapillare Spitze ausströmen . wird 



die Flüssigkeit entfernt und die Spitze sehr gelinde 

 mit Schmirgelpapier behandelt und wieder in die 

 Flüssigkeit gebracht. So können Spitzen angefertigt 

 werden, die zum Durchtretenlassen von Luftblasen 

 einen Druck benötigen, der sich innerhalb ca. Kiiw 

 Schwefelsäure beliebig herstellen läßt, Der kapillare 

 Faden darf die Länge von 2 mm nicht übersteigen. 

 Auf diese Weise werden sieben Kapillarröhrchen 

 angefertigt, zu einem Bündel vereinigt und von 

 unten das Bohr AB (Fig. 10) darüber geschoben : in 

 diesem müssen die sieben Böhrchen gerade bequem 

 ohne gegenseitige Verschiebung auf und ab bewegt 

 werden können. Ein Stück Gummischlauch wird so 

 über seinen oberen Rand geschoben, daß es auch 

 das Bündel fest umschließt. Die sieben Spitzen werden 

 dann möglichst in eine horizontale Ebene gebracht 

 Anordnung der 7 Kapniar- U11( j m dieser Lage durch einige Kupferdrähte fest- 



röhren äesWhatmoughsehon ~ o tr 



Apparat,-. gehalten. Das über die Kapillarröhrchen geschobene 



weitere Bohr ist ein Teil des Gefäßes (Fig. 9), in dem 

 -ich die zu messende Flüssigkeit befindet. Es steht in einer 5 Z-Flasche, 

 deren Boden abgesprengt wurde, derart, daß in den Tubus der umgestülpten 

 Flasche ein Kautschukstöpsel gesteckt wird, durch dessen Bohrung das 

 Auinahmegefäß der Flüssigkeit geführt ist. Die Kapillaren sind, wie er- 

 wähnt, ins weitere Bohr AB gesteckt und dieses wieder steckt in dem 

 Bohr J drin, in welches es eben eingepaßt ist und auf dessen oberem 

 Band es mit einer Erweiterung aufruht. Das Ganze ist mittelst eines 

 Stöpsels in dem Flüssigkeitsaufnahmegefäß befestigt. Das mit diesem kom- 

 munizierende trichterförmig erweiterte Gefäßrohr I) dient zum Einfüllen 

 der Flüssigkeit, wobei natürlich Hahn T geschlossen sein muß. Das zweite 

 kommunizierende Bohr E dient zum Einführen von Luft, falls die Flüssigkeit 

 bewegt werden soll. Die sieben Kapillarröhrchen, die mit Kupferdraht zu- 



