88 



Viktor Gräfe. 



Fig. 11. 



bogen, mit einem Kapillarrohre endigt, Kapillarmanometer (Fig. 11). Seine Ka- 

 pillarweite beträgt 1 mm ; um durch eine Kapillare von solchen Dimensionen 

 eine Luftblase durchzupressen, ist ein Druck notwendig, der einer Wasser- 

 säule von etwas über 50 mm entspricht. Die Gleichmäßigkeit der Kapil- 

 larmündung ist für den Erfolg der Bestimmung sehr maßgebend. Als 

 Kapillare wird eine Thermometerkapillare gewählt, die genau halbkugelig 

 abgeschliffen ist und deren Mündung Hochpolitur erhalten hat, die Lupe 

 muß möglichste Dünne und Glätte der Mündung zeigen; die Länge ist 

 auch hier 2 mm. Von der abgelesenen Druckhöhe muß man die Höhe der 

 Flüssigkeitssäule von der Mündung der eingetauchten Kapillare bis zum 

 äußeren Flüssigkeitsniveau abziehen: die genaue Messung der Distanz 

 zwischen Kapillarmündung und äußerem Niveau ist ebenfalls wichtig. Zu 

 diesem Zweck ist auf der Wand des die Flüssigkeit enthaltenden Gläs- 

 chens eine Millimeterteilung eingeritzt, das Gläs- 

 chen wird unter Beobachtung mit einer starken 

 Lupe in den federnden Haltern so lange verscho- 

 ben, bis die gewünschte Einstellung genau erreicht 

 ist. Zum Einfüllen des Wassers in das Wasser- 

 manometer wird ein kleines Gläschen mit genau 

 gearbeitetem Glashahn benützt, welches über dem 

 offenen Manometerschenkel in Klammern ange- 

 bracht ist. So kann das Wasser mit gut regulier- 

 barer Tropfgeschwindigkeit zufließen gelassen wer- 

 den, das Zufließen soll nicht schneller erfolgen als 

 man die Steighöhe der Flüssigkeit im Manometer 

 an der Porzellanmillimeterskala bis auf halbe Milli- 

 meter ablesen kann. Die Tropfen müssen an der 

 Wand des Rohres herabfließen, weil eine Erschütte- 

 rung durch freies Herabfallen ein frühzeitiges Los- 

 reißen der Luftblase an der Mündung der Kapillare 

 bewirkte. Die Luft wird also langsam aus dem 

 kürzeren Manometerschenkel und der Kapillare 

 verdrängt, die Luftblase wölbt sich an der Kapillarmündung, um bei einem 

 bestimmten Überdruck loszureißen, worauf das Wasser im kürzeren Mano- 

 meterschenkel eine Strecke weit emporsteigt, Der Stand des Niveaus im 

 kürzeren Schenkel wird abgelesen, dann wartet man, indem man das 

 Wasser im offenen Schenkel langsam nachfließen läßt, bis ein neuerliches 

 Abreißen einer Blase erfolgt, die Differenz wird notiert und gleich eine 

 nächste Bestimmung angeschlossen, wobei die Ablesungen um nicht mehr 

 als einen halben Millimeter differieren dürfen, aus mehreren Bestimmungen 

 schließlich das Mittel genommen. 



Am Schlüsse der Beobachtung wird zunächst das Gläschen mit der 

 zu untersuchenden Flüssigkeit so weit gesenkt, daß die Kapillare nicht 

 mehr eintaucht. Dann wird der in der Biegung des Manometers ange- 

 brachte Halm geöffnet, worauf das Wasser aus dem Manometer abfließt. 



Kapillarmanometer nach 

 F. Cznpek. 



