190 



V. Vouk. 



Kartons zu liegen kommt und die abgebogenen Drahtteile sind so gestellt, 

 daß ihre Achsen in die beiden Nullpunkte der Teilung einschneiden. Bei 

 der Ablesung der Höhe hat man die Mitte des Schattens — entsprechend 

 der Achse des schattenwerfenden Drahtes zu wählen. 



Jedem Millimeterteilstrich entspricht ein bestimmter Höhenwinkel, 

 der sich leicht aus der Höhe des Drahtes über der Projektionsfläche 

 und aus der Entfernung des Schattens vom Anfangspunkt der Teilung 

 durch die Tangentenformel logarithmisch berechnen läßt. In der nach- 

 stehenden Tabelle sind einige der betreffenden Werte angegeben. Es braucht 

 nicht weiter ausgeführt zu werden, daß man auch noch die Werte für 

 halbe Millimeter wird zur Bestimmung heranziehen können, daß aber eine 

 weitere Verfeinerung der Messung nicht empfehlenswert ist. da es sich 

 doch nur um eine approximative Bestimmung handeln kann, welche aber 

 für die oben genannten /wecke ausreicht. 



Beim Gebrauch des Skioklisimeters wird der schattenwerfende Draht 

 quer zur Lichtflache gestellt und die Entfernung der .Mittellinie des Schattens 

 vom Nullpunkt der Millimeterteilung festgestellt. Fällt beispielsweise die 

 Schattenmitte zwischen die Teilstriche 14 und 15, so wird die Höhe, in 

 welcher die intensivsten Strahlen sieh befinden, approximativ 34" betrauen. 

 Die Bestimmung des stärksten diffusen Lichtes ist desto sicherer, je kleiner 

 das zu prüfende Lichtareal ist. 1 ) Mittelst Skioklisimeters hat Wiesner den 

 euphotometrischen Charakter der Blätter in bequemer Weise ermittelt. 

 Man sucht den Schatten im diffusen Lichte auf, welcher die ..Höhe" der 

 stärksten diffusen Beleuchtung angibt und dreht an der Vorderkante des 



l ) Den Skioklisimeter hat Herr Universitätsmechaniker L. Castagna in Wien 

 (Physiologisches Institut. IX.. Wahringerstraße) ausgeführt und ist bereit, denselben auf 

 Bestellung zu liefern. 



