Die optische Methode und das Dialysierverfahren etc. 225 



Blutserum von einer Schwangeren, ob eine Änderung der Anfangsdrehung 

 erfolgt. Ferner stelle man fest, ob die Peptonlösung selbst die Drehung 

 beibehält. Die Lösung des Peptons wird unter Toluol aufbewahrt. Sie bleibt 

 jahrelang unverändert, wenn man dafür sorgt, daß immer eine Schicht Toluol 

 über der Lösung lagert. Beim Gebrauch entnimmt man sie mittelst einer Pi- 

 pette, die unter die Toluolschicht geführt wird. 



Bemerkungen über die Ablesung der Drehung. 



Hat man das Substrat mit der zu prüfenden Körperflüssigkeit in 

 einem Reagenzglas gemischt und festgestellt, daß keine Trübung oder gar 

 eine Fällung eingetreten ist, dann füllt man nunmehr das Gemisch in das 

 Polarisationsrohr. Nun wird sofort das Drehungsvermögen abgelesen. Dann 

 stellt man das Rohr in den Brutschrank und liest die Drehung noch ein- 

 mal ab, nachdem der Inhalt des Rohres die Temperatur des Brutschrankes 

 angenommen hat. Es ist dies sehr bald der Fall. Jedenfalls wird in den 

 gewöhnlichen Fällen kaum eine Spaltung in dieser Zeit zu beobachten sein. 

 Die beiden Ablesungen ergeben meistens fast das gleiche Resultat. Wir 

 konnten höchstens Unterschiede von (H)2 — O0o° beobachten. Handelt es 

 sich nicht um Versuche, die rasch ohne vorherige Vorbereitungen erledigt 

 werden müssen, dann füllt man zweckmäßig den Mantel des Polarisations- 

 rohres mit Wasser von 40" und füllt erst dann das Bohr mit der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit, oder man bewahrt die nicht im (lebrauch 

 befindlichen Röhren im Brutschrank auf, damit sie immer eine Temperatur 

 von ca. 37° haben. 



Die Ablesungen müssen mit einem sehr guten Polarisationsapparat 

 vorgenommen werden. Wichtig ist. daß die einzelne Ablesung rasch vor- 

 genommen wird. Man wähle bei einem dreiteiligen Feld das eine Mal das 

 mittlere Feld dunkel und dann hell und stelle ein. Aus den erhaltenen 

 Werten wird das Mittel genommen. Es ist besser, die Ablesung nach etwa 

 5 Minuten nochmals zur Kontrolle zu wiederholen, als die einzelne Ab- 

 lesung ohne Unterbrechung so lange vorzunehmen, bis man viele Einzel- 

 werte hat, Das Auge ermüdet sehr rasch. Ich selbst verfahre, wie folgt. 

 Meistens handelt es sich um das Ablesen ganzer Serien von Versuchen. 

 Die Polarisationsröhren werden dem Brutschrank entnommen und in das 

 optische Zimmer gebracht. Dieses wird verschlossen und nun die Lampe 

 des Polarisationsapparates angezündet. Nun warte ich. bis das Auge sich 

 an die Dunkelheit adaptiert hat und stelle nunmehr das Drehungsvermögen 

 der einzelnen Proben rasch hintereinander fest. Ist die Ablesung der Serie 

 beendet, dann wird nach einer Pause von ca. 2 Minuten nochmals die Ab- 

 lesung bei allen Proben wiederholt. Die einzelnen Werte werden auf Zettel 

 notiert und erst beim Eintragen in das Protokoll untereinander und mit 

 den früheren Ablesungen verglichen. Es wird so jede Beeinflussung ausge- 

 schaltet. Es ist ganz selbstverständlich, daß vor und nach jeder Serie von 

 Ablesungen festgestellt wird, ob der Nullpunkt unverändert ist. Es ist dies 

 namentlich dann erforderlich, wenn mehrere Benutzer des Polarisations- 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. 15 



