Die quantitative Bestimmung von aliphatischen Aminogruppen. 2b 1 



Weiterung. Diese Vorrichtung soll ein Verspritzen der Flüssigkeit in das 

 sich anschließende Kapillarrohr verhindern. 



Um zu vermeiden, daß die Hähne undicht oder bei heftigem Schütteln 

 lose werden, reibt man sie vorteilhaft mit einer Paste ein, die aus 

 1 Teil Gummi, 1 Teil Paraffin und 2 Teilen Vaseline durch Erhitzen über 

 einer Flamme hergestellt wird. 



Die Form der neuen abgeänderten Hempelschen Pipette ist deutlich 

 aus der Fig. 54. S. 279 zu ersehen. Die Anwendung dieser Form wird 

 zweifellos für die Absorption bei allen Gasanalysen, bei denen Schütteln 

 nötig ist, von Vorteil sein. 



Die Triebwelle, die auf der Photographie ersichtlich ist, wird so an- 

 gebracht, daß man mit ihrer Hilfe abwechselnd sowohl das Desaminierungs- 

 gefäß D als auch die Hcmpehche Pipette schütteln kann. Die Ab- 

 bildung zeigt die Triebstange so gestellt, daß das Desaminierungsgefäß 

 geschüttelt werden kann. Durch Hochheben der Triebstange von der Stütze 

 von D und durch Anlegen des anderen Hakens am Ende der Stange, 

 über das horizontale, tiefer gelegene Rohr der Pipette wird die Schüttel- 

 wirkung auf letztere übertragen. 



Wenn die Klammer am Ende der Triebstange und der Haken, an 

 dem die Hempeteche Pipette aufgehängt wird, mit kleinen Stückchen 

 (iumniischlauch überzogen sind, so arbeitet der Apparat fast geräuschlos. 

 Als Triebkraft kann man einen guten Wassermotor verwenden; vorteil- 

 hafter bedient man sich jedoch eines kleinen elektrischen Motores, und 

 zwar am besten eines solchen, der mit einem Widerstand, der 3 oder 

 4 Geschwindigkeiten ermöglicht, versehen ist. Das Triebwerk soll so ein- 

 gestellt sein, daß die Triebwelle H00 — 500 Umdrehungen in der Minute 

 macht. Die Triebstange, welche an der Triebwelle exzentrisch angebracht 

 ist, soll sich ungefähr 1*5 cm. keinesfalls aber mehr als 2 cm von dem 

 Mittelpunkt der Welle entfernt befinden. 



Die Ausführung der Analyse vollzieht sich im Prinzip in der bereits 

 in diesem Handbuch (Bd. V, S. 999 1001) beschriebenen Weise. Wenn 

 auch auf Grund der etwas abgeänderten Form des Apparates kleine Modi- 

 fikationen gegenüber dem früheren Verfahren vorzunehmen sind, so können 

 wir bei Beschreibung der Analyse doch dem im vorigen Jahre gegebenen 

 Bestimmungsgang folgen und wiederum drei Phasen unterscheiden. 



1. Vertreibung der Luft durch Stickoxyd. 



Wasser von F füllt sowohl die Kapillare G als auch die andere 

 Kapillare bis c. A enthält soviel Eisessig, daß ein Fünftel des Volumens 

 von I) gefüllt werden kann. Zur Bequemlichkeit ist dieses Volumen 

 in A mit einer Marke angezeigt. Den Eisessig läßt man in D ein- 

 fließen, während der Hahn c offen ist. damit die Luft aus D entweichen 

 kann. Dann füllt man in A die Natriumnitritlösung ein (die in 100 cm 3 

 Wasser 30 g Na NO, enthält), und zwar läßt man davon soviel einfließen. 

 daß das Gefäß D vollständig und schließlich noch ein kleines Volumen über 



