Chemische und biologische Untersuchung des Wassers und Abwassers. 297 



wasser handelt , 



Fig. 53. 



Bestimmung der Temperatur. 



Da die Temperatur des Wassers, soweit es sich um Oberflächen- 

 von der Lufttemperatur abhängig ist. so muß letztere 

 gleichzeitig gemessen werden. Man bedient sich in 

 7b Grade eingeteilter Thermometer, deren Queck- 

 silbersäule sich schnell einstellt, und mißt, wenn 

 man nicht bequem direkt eintauchen kann, in 

 einer größeren Probe, etwa einem Eimer oder 

 Bottich, den man frisch mit Wasser gefüllt hat. 

 Soll die Temperatur des Wassers in größeren Tiefen 

 ermittelt werden, so wendet man Tiefseethermo- 

 meter an, wie ein solches beispielsweise von Ne- 

 gretü konstruiert worden ist (Fig. 58). Das Thermo- 

 meter befindet sich hier in einer Metallfassung, mit 

 welcher es an einer Kette in die Tiefe gelassen 

 wird. Ist die gewünschte Tiefe erreicht, wird durch 

 ein herunterfallendes Gewicht eine Feder ausgelöst, 

 und das Thermometer macht automatisch eine Um- 

 drehung von 180°. wobei der Quecksilberstand fixiert 

 bleibt. 



Bestimmung der Farbe. 



Die natürliche Farbe der Wässer in größerer 

 Tiefe ist meist blau, grün oder gelb. Da die gelb- 

 liche Nuance die vorwiegende ist, so wird auf sie 

 bei Bestimmungen meist Rücksicht genommen und 

 ]j i die Intensität der Färbung mit einer solchen ge- 



messen, wie sie durch Ver- 

 H| gleichsstoffe in bestimmten Fig. 59. 



kj|^JJ| Mengen hervorgerufen wird. 



Als Vergleichsfarbe dient meist 

 eine Karamellösung von bestimmtem Gehalt, von 

 der man soviel zu reinem Wasser gibt, bis die 

 Färbung der des Untersuchungsobjektes entspricht, 

 Die Karamellösung erhält man , indem man 1 g 

 reinen Rohrzucker in 40 — 50 cm 3 Wasser löst, nach 

 Hinzufügen von 1 cm 3 verdünnter Schwefelsäure 

 (1:3) 10 Minuten kocht, lern 3 Natronlauge (1:2) 

 zusetzt, abermals 10 Minuten kocht und auf 1 Liter 

 auffüllt. 1 cm 3 entspricht 1 mg Karamel. Für der- 

 artige colorimetrische Bestimmungen sind die so- 

 genannten Hein, ner sehen Zylinder (Fig. 59) äußerst 



zweckmäßig. Es sind Zylinder in cm 3 geteilt und unten glattgeschliffen 

 •oder mit Glasplatte verschlossen. Am unteren Ende befinden sich Glas- 



