Chemische und biologische Untersuchung des Wassers und Abwassers. 327 



richtungen gelingt es, in bestimmten Tiefen die Spitzen durch ein mecha- 

 nisch auslösbares Gewicht abzuschlagen. Ein derartiger Apparat ist der von 

 Sclavo-Czaplewski beschriebene (Fig. 66). Oder an den für die chemische 

 Probenahme konstruierten Apparaten befindet sich gleichzeitig ein ent- 

 sprechender für die bakteriologische. Die Untersuchung hat möglichst 

 schnell nach der Probenahme zu geschehen, da sonst leicht Veränderungen 

 in der Bakterienzahl vor sich gehen. Jedenfalls hat man das Anfertigen 

 der Zählplatten, von denen später die Rede sein wird, sofort in Angriff zu 

 nehmen. Ein Transport solcher Platten muß eventuell auf Eis geschehen. 

 Eine bequeme kompendiöse Einrichtung zum Aufnehmen und zum Trans- 

 port stellt Fig. 67 vor. 



In reinen Wässern wird man nicht immer durch die direkte mikro- 

 skopische Prüfung Bakterien nachweisen können, anders bei stark ver- 

 unreinigten oder in Bodensätzen. 



Direkte Beobachtung im hängenden Tropfen. 



Auf ein absolut sauberes, aber nicht durch Erhitzen von seiner feinen 

 Fettschicht befreites Deckgläschen bringt man mittelst Platinöse oder 

 Pipette einen Tropfen des Wassers oder eine Spur des in einem Tröpfchen 

 reinen Wassers verteilten Bodensatzes, umzieht den Ausschliff eines Objekt- 

 trägers schwach mit Vaseline und bringt diesen Ausschnitt so über das 

 Deckglas, daß der Tropfen beim Umkehren des Objektträgers frei in der 

 Höhlung hängt, ohne das Glas desselben zu berühren. Man stellt unter 

 dem Mikroskop mittelst schwächerer Vergrößerung auf den Rand des 

 Tropfens ein und wendet sodann die Ölimmersion an, nachdem man den 

 Hohlspiegel des Mikroskops mit dem Planspiegel vertauscht hat. Man 

 mustert den ganzen Tropfen, besonders den Rand, an welchem sich nach 

 einiger Zeit in der Regel die Bakterien ansammeln, durch. Dabei i-t auf 

 bestimmte Formen: Kokken, Bacillen, Spirillen. Eigenbewegung, Sporen usw. 

 Rücksicht zu nehmen. 



Beobachtung im gefärbten Präparat. 



Ein absolut sauberes, durch vorsichtiges Erhitzen von Fett befreites 

 sterilisiertes Deckglas wird mittelst Cornetscher Pinzette festgehalten 

 (Fig. 6S). Man bringt sodann einen Tropfen des zu untersuchenden Wassers 

 darauf, welches sich beim Ausstreichen mittelst ausgeglühten Platindrahtes 

 gleichmäßig verteilen muß, wonach man an einem staubfreien Orte, zweck- 

 mäßig in einem Exsikkator, das Wasser verdunsten laßt. Man zieht das 

 Glas dreimal durch die nicht leuchtende Flamme zum Fixieren und läßt 

 so viel Farbstoff darauf fließen, daß die obere Fläche vollständig bedeckt 

 ist. Nach einigen Minuten, bisweilen nach längerer Zeit, spült man mit 

 Wasser ab, läßt wieder trocknen und bettet das Präparat auf einem 

 Objektträger in Kanadabalsam. Die Untersuchung geschieht mittelst Öl- 

 immersion bei voller Blende und mit Abbeschem Kondensor. Statt auf dem 



