356 



Rudolf Hansliai 



gesetzten Stoff zu lösen vermag, eine feste Lösung entsteht, deren Gehalt 

 mit der Konzentration der flüssigen Lösung steigt und dadurch ein zu 

 großes Molekulargewicht bewirkt. Dazu tritt bei Bestimmungen, welche 

 eine größere Genauigkeit beanspruchen, die in der Kryoskopie schwieriger 

 als in der Ebullioskopie zu erfüllende Aufgabe, für eine peinliche Konstant- 

 haltung der Außentemperatur zu sorgen und zugleich dieselbe so zu wählen, 

 daß Gefriertemperatur und Konvergenztemperatur 1 ) möglichst zusammen- 

 fallen. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, daß kryoskopische Methoden 

 meist zeitraubender als ebullioskopische sind. 



Apparatur zur Gefrierpunktserniedrigung. 



Der von Beckmann zu kryoskopischen Versuchen konstruierte Apparat 

 besteht aus einem starken Probierrohr G mit seitlichem Tubus (vgl. Fig. 84). 



Die beiden Öffnun- 

 Fi e- 8 *- gen sind durch ein- 



geschliffene Glas- 

 stopfen A und B ver- 

 schlossen. In der 

 Mitte des Stopfens A 

 sitzt das Beckmann- 

 thermometer, dessen 

 unterer Teil mit dem 

 Quecksilberreservoir 

 etwa 2 cm oberhalb 

 des Bodens des Ge- 

 frierrohres endet, Die 

 durch B verschlos- 

 sene Öffnung dient 

 zum Einwurf der Sub- 

 stanz. Im Gefrier- 

 rohr befindet sich ein 

 Platinrührer , der 

 elektrisch in Bewe- 

 gung gesetzt wird. 

 Hierzu dient ein 

 kleiner Elektromag- 

 net N, welcher bei 

 der Schließung des 

 Stromes aus dem Ak- 

 kumulator E einen 

 am oberen Ende des Rührers angebrachten eisernen Ring anzieht. Bei 

 Unterbrechung des Stromes füllt der Rührer wieder zurück. Die regel- 



l ) Unter Konvergenztemperatur ist diejenige Temperatur zu verstehen, welche 

 der Inhalt des Gefriergefäßes bei gegebenem Kältebad und gegebener Rührgeschwindig- 

 keit, ohne zu gefrieren, annehmen würde. 



