358 



Rudolf Hanslian. 



handen ist. Glückt die Einstellung nicht gleich heim erstenmal, so muß 

 man durch vorsichtiges Abschlagen eventuell Zufügen kleiner Quecksilber- 

 mengen aus dem oberen Gefäß den Fehler zu verbessern suchen. Die 



Handhabung des Beckmannthermometers er- 

 Fig - 86 - fordert Geduld und einige Übung. 



Das zur Bestimmung als Lösungs- 

 mittel dienende Wasser hat man vorher 

 nochmals destilliert. Man tariert unter Be- 

 obachtung einer Genauigkeit von Zehntel- 

 grammen das leere Gefrierrohr mit einem 

 Reservepfropfen auf der Wage, indem man 

 es in ein Becherglas hineinstellt, gießt das 

 Wasser bis zu einer Höhe von etwa 6 bis 

 T cm — das Quecksilbergefäß des Thermo- 

 meters muß völlig von Flüssigkeit umgeben 

 sein — hinein, verschließt und wägt wieder. Zugleich wiegt man , bevor 

 man mit dem eigentüchen Versuch beginnt, die zu bestimmende Substanz 

 ab. Hat man es hierbei mit Flüssigkeiten zu tun, so bedient man sich 



vorteilhaft des nachstehend gezeich- 

 Fig. 87. neten Pyknometers (vgl. Fig. 86). 



Man tariert denselben mit In- 

 halt auf einer quantitativen Wage 

 und bestimmt nach jeder Gefrier- 

 punktserniedrigung den durch die 

 angewandte Substanz herrührenden 

 Gewichtsverlust. Bei Anwendung 

 fester Stoffe erfolgt das Einbringen 

 der Substanz in Gestalt eines feinen 

 Pulvers, welches sich in einem lan- 

 gen, schmalen Probierrohr befindet, 

 so daß man es direkt durch den 

 Seitentubus in das Lösungsmittel 

 schütten kann. Das verschlossene 

 Röhrchen mit Inhalt ist vorher ge- 

 wogen und wird nach jeder Einzel- 

 bestimmung zurückgewogen. Ist der 

 a zu bestimmende Stoff in Wasser 



leicht löslich, so ist seine Anwen- 

 dung in Gestalt von Pastillen ratsam. In dieser Form, welche bei ebullio- 

 skopischen Bestimmungen fast ausschließlich in Betracht kommt, hat man 

 die größte Sicherheit, daß die Substanz quantitativ in das Lösungsmittel 

 gelangt. Die sorgfältig zerriebene Substanzmenge wird in nebenstehender 

 Pastillenpresse (Fig. 87) unter nicht allzu starkem Druck komprimiert. 

 Die Handhabung des Instrumentes ist ohne weiteres aus der Zeichnung 

 Terständlich. 



