366 Rudolf Hanslian. 



mit einer kreisrunden Öffnung versehen ist. durch die das aus dem Siede- 

 ln antel hervorragende Ende des Siederohres reicht. Vor der direkten Flamme 

 ist dasselbe nur durch ein Stück dünnen Asbestpapieres geschützt. Der 

 Siedemantel wird durch einen Ringbrenner, das Siederohr durch einen 

 Bunsenbrenner, dessen Flammenspitze bequem das Asbestpapier erreichen 

 kann, erhitzt. Eine wichtige Aufgabe kommt bei ebullioskopischen Ver- 

 suchen den Siedeerleichterern — auch Füllmaterial genannt — zu. Man 

 wählt je nach der Natur des angewandten Lösungsmittels Siedeerleichterer 

 aus Platin, Silber, Glas oder Granatsplittern. Aus Platin kommen die Siede- 

 erleichterer in zwei Formen, entweder als sogenannte Platintetraeder oder 

 als massive Platinperlen zur Anwendung. Auch der Gebrauch von zwei 

 Arten Siedeerleichterer (z. B. Platinperlen und Silberperlen) hat sich bei 

 einzelnen Lösungsmitteln vorteilhaft bewährt. Als gebräuchlichstes Füll- 

 material gelten die sogenannten Siedegranaten. Es sind dieses Granatsplitter, 

 welche vor ihrer Anwendung einer gründlichen Reinigung und Auslese 

 unterworfen werden müssen. Zu diesem Zwecke kocht man sie einige Zeit 

 in konzentrierter Salzsäure, wäscht sie gut aus und glüht sie bei schwacher 

 Rotglut im Porzellantiegel; dann sucht man sorgfältig mittelst einer Pin- 

 zette die besonders großen und schönen Granaten aus. Nur diese kommen 

 als Siedeerleichterer zur Anwendung. Nach Gebrauch sind dieselben in 

 Alkohol zu waschen, im Porzellantiegel zu glühen und im Exsikkator auf- 

 zubewahren. 



Im Gegensatz zu den Gefrierpunktsbestimmungen sind die Siede- 

 punktsbestimmungen in hohem Maße von Druckschwankungen der äußeren 

 Atmosphäre abhängig. Dieselben können besonders bei langer Versuchs- 

 dauer und bei geringen Erhöhungen völlig fehlerhafte Resultate hervor- 

 rufen. Es ist daher bei Bestimmungen , welche Anspruch auf Genauigkeit 

 erheben, unbedingt erforderlich, zur Kontrolle der Druckschwankungen in 

 einem zweiten, in gleicher Weise konstruierten Apparat das reine Lösungs- 

 mittel während der ganzen Versuchsdauer zu sieden. Die beiden Beckmann- 

 thermometer müssen vorher auf ihre Übereinstimmung geprüft sein. 



Ausführung der Siedepunktsbestimmung in Wasser als 

 Lösungsmittel. 



Wie bei der kryoskopischen Methode soll an Hand dieser Bestimmung 

 die Ausführung der ebullioskopischen erörtert werden. 



Bei den Versuchen in Wasser als Lösungsmittel tritt eine besondere 

 Schwieiigkeit hinzu. Der Siedeapparat muß für diesen Zweck in allen 

 seinen Teilen außerordentlich gut entfettet sein. Ist dieses nicht der Fall, 

 so zeigt sich während der Bestimmung eine unterschiedliche Benetzung der 

 inneren Gefäßwände. Das Kondensat sammelt sich an den fettreicheren 

 Stellen, von denen es ungleichmäßig abtropft und dadurch eine exakte 

 Thermometereinstellung vereitelt. Um den Apparat völlig zu entfetten, ist 

 es notwendig, denselben in einer genügend großen Porzellanschale voll- 

 kommen mit frisch bereiteter C'hromschwefelsäure zu überaießen und darin 



