Molekulargewichtsbestimmungen in Losungen. 



371 



Fig. 90. 



Ebullioskopische Bestimmungen in Siedeapparaten mit elektri- 

 scher Heizung-. 



In neuerer Zeit finden Siedeapparate mit elektrischer Heizvorrichtung 

 eine derartig weitgehende Anwendung, daß ihre Erwähnung an dieser 

 Stelle unerläßlich erscheint. Nachdem Bigelow als erster Versuche mit 

 elektrischer Innenheizung- ausgeführt hat, präzisierte Beckmann diese 

 Arbeitsmethode und machte sie für exakte 

 Bestimmungen anwendbar. (Die Konstruk- 

 tion des von ihm vorgeschriebenen, 

 elektrisch geheizten Siedeapparates ist 

 aus nebenstehender Zeichnung ersichtlich. 

 s. Fig. 90). 



Derselbe besteht aus dem Siede- 

 rohr S mit den beiden Tuben t y und t. 2 . 

 Der Tubus t x ist mit innerem Kühler und 

 Chlorkalziumrohr versehen, die Öffnung 

 des etwas steiler angesetzten Tubus /. 

 dient zum Einführen der Substanz, im 

 Boden des Siederohres sind zwei Platin- 

 drähte eingeschmolzen, welche zum in- 

 neren Heizdraht führen. Letzterer besteht 

 aus einem Platindraht von O'l mm Durch- 

 messer und 20 cm Länge und ist um einen 

 S-förmig gebogenen Glasstab von etwa 

 3mm Durchmesser gewickelt (in der Fig. 9( ) 

 links ist diese Anordnung besonders ge- 

 kennzeichnet). Die Heizspirale steht durch 

 dünne, an der Außenseite des Siede- 

 rohres verlaufende, isolierte Kupferdrähte 

 mit zwei am Hals des Apparates ange- 

 brachten Klemmschrauben in Verbindung. 

 Das Siederohr ist von dem Dampfmantel 

 M, dessen Konstruktion bereits in einem 

 früheren Abschnitt (vgl. S. 362) beschrie- 

 ben ist, umgeben. Bei den angegebenen 

 Dimensionen des Heizdrahtes muß die 



Spannung der Stromquelle mindestens 10 Volt betragen. Ein kleiner Wider- 

 stand W von etwa 10 Ohm gestattet nach Beheben zu regulieren. Bei 

 Verwendung von Straßenstrom (Gleichstrom) schaltet man zweckmäßig 

 einen Kohlenfaden-Glühlampenwiderstand ein, und zwar dienen bei einer 

 Netzspannung von 110 Volt zur Heizung mit 15 Ampere zwei parallel 

 geschaltete 32-Kerzenlampen oder vier 1 6-Kerzenlampen , zur Heizung 

 mit 2 Ampere drei 32-Kerzenlampen oder sechs 16-Kerzenlampen. Außer 

 dein Lampenwiderstand schaltet man zwischen Stromquelle und Klemm - 



24* 



