372 Rudolf Hanslian. 



schrauben dv< Siederohres einen kleinen Regulierwiderstand sowie ein 

 Amperemeter. 



Um ein übermäßiges elektrisches Heizen von vornherein zu vermei- 

 den, verfährt man bei der Einstellung des Heizstromes folgendermaßen: 

 Der Versuchsapparat wird mit dem Lösungsmittel ohne Anwendung von 

 Siedegranaten bei niedriger Stromstärke ( 1 Ampere) angeheizt. Allmählich 

 verstärkt man den Strom um je Ol Ampere bis zu dem Punkte, bei wel- 

 chem an der ganzen Heizspirale Gasbläschen aufsteigen. Alsdann erhöht 

 man die Stromstärke nochmals um Ol bis 0"2 Ampere, gibt in der be- 

 kannten Weise bis zur exakten Einstellung des Thermometers Siedegra- 

 naten hinzu und beginnt mit der Bestimmung. 



Der Vorteil der elektrischen Heizung liegt darin, daß man mit Hilfe 

 derselben außerordentlich schnell zu einer konstanten Einstellung gelangt. 

 Die Wärmezufuhr durch den elektrischen Strom ist eine gleichmädi^eiv 

 als bei der Gasheizung. Arbeitet man mit einem in gleicher Weise kon- 

 struierten Kontrollapparat, so wird man auch bei kleinen Erhöhungen — 

 also bei Körpern mit großem Molekulargewicht — sowie bei langer, durch 

 Schwerlöslichkeit der Substanz hervorgerufener Versuchsdauer zu unbedingt 

 sicheren Resultaten gelangen. Die Schwierigkeit der Handhabung der elek- 

 trischen Apparatur ist keineswegs groß und wird auch dem Ungeübten 

 nach kurzer Zeit geläufig sein. Es ist eine Erfahrungstatsache , daß in 

 der Ebullioskopie die Heizung mit elektrischem Strom der Gasheizung aus 

 mehr als einem Grunde vorzuziehen ist. Für denjenigen Biochemiker, wel- 

 cher zum erstenmal in die Lage kommt, ebullioskopische Bestimmungen aus- 

 führen zu müssen, ist es nach diesseitiger Ansicht leichter, sich direkt in 

 die Siedemethode mit elektrischer Heizung einzuführen, als den am ein- 

 fachen Apparat durch Gasheizung hervorgerufenen Schwierigkeiten sach- 

 gemäß zu begegnen. 



Beckmann hat in letzter Zeit gezeigt, daß man an Stelle von Gleich- 

 strom ebensogut Wechselstrom, selbst von großer Wechselzahl, zu ebullio- 

 skopischen Bestimmungen benutzen kann. Es ist dies insofern wichtig, als 

 ein rasch alternierender Wechselstrom auch die Untersuchung von Elek- 

 trolyten gestattet. 



Ebullioskopische Bestimmungen in Siedepunktsapparaten mit 

 Abdestillations Vorrichtung. 



Bei einigen Lösungsmitteln, wie Chloroform. Eisessig. Phenol. Benzol 

 u. a., hat sich gezeigt, daß die Einstellung der Siedetemperatur unsicher 

 wird, sobald diese Lösungsmittel die geringsten Spuren von Wasser ent- 

 halten. Die aufdestillierenden Dämpfe führen das Wasser mit sich, welches 

 sich in den kälteren Teilen des Siederohres., besonders am Kühler, unter 

 Auftreten von Trübungen kondensiert. Gleichzeitig beobachtet man ein 



