Molekulargewichtsbestimmungen in Lösungen. 



373 



Trockener Zuftefrom 



langsames Steigen des Siedepunktes. Sobald nun aber ein Tropfen wasser- 

 haltigen Kondensates zurückfließt, hat dieses ein vorübergehendes Fallen 

 des Quecksilberfadens zur Folge. Derartige störende Erscheinungen hat man 

 bei den obengenannten Lösungsmitteln häufig beobachtet und dadurch eine 

 Beseitigung angestrebt, daß man das getrocknete Lösungsmittel direkt in 

 den Siedeapparat destillierte. Endgültig hat Beckmann diese Nachteile 

 durch den in Fig. 91 wiedergegebenen Apparat beseitigt. 



Die Abbildung zeigt uns den im vorhergehenden Abschnitt beschrie- 

 benen Siedeapparat mit elektrischer Heizung, welcher jedoch am Schliff- 

 stück des Thermometertubus 



ein Kapillarröhrchen zum Fig. 91. 



Einleiten trockener Luft auf- 

 weist, Die Öffnung des Tu- 

 bus S besitzt außer seinem 

 eingeschliffenen Glasstopfen 

 ein dem Schliff angepaßtes 

 Glasrohr zum Abdestillieren. 

 Der (ilasschliff am Thermo- 

 metertubus liegt so hoch über 

 der Kondensationsstelle des 

 Kühlers, daß das Kondensat 

 nur spärlich dorthin gelangt. 

 Ebenso kommt die Schliff- 

 steile am Tubus S nur während 

 des Abdestillierens mit Flüs- 

 sigkeit in Berührung und ist 

 während des eigentlichen Ver- 

 suches vom Kondensat frei. 

 Fig. 92 zeigt uns die gesamte 

 Apparatur mit Siedemäntem, 

 Kontrollapparat und elektri- 

 scher Heizung. Der elektri- 

 sche Strom geht von der 

 Stromquelle über Lampen- 

 widerstand und Regulierwiderstand in das Siederohr des ersten Appa- 

 rates, von da in den zweiten und über das Amperemeter zur Strom- 

 quelle zurück. Beide Apparate werden demnach aus einer Stromquelle 

 geheizt. 



Zum Versuch gibt man in das Siederohr zirka x / s bis 1 /, mehr Lö- 

 sungsmittel als später zur eigentlichen Bestimmung dienen soll. Mit dem 

 gleichen Lösungsmittel ist auch der Außenmantel beschickt. Man bringt 

 die Flüssigkeit im Dampf mantel durch Gasheizung, im Siederohr durch 

 elektrische Heizung zum Sieden und preßt einen ständigen Strom von 

 trockener Luft mittelst T-Rohres einerseits nach dem Chlorkalziumrohr 



