:;74 



Rudolf Hanslian. 



/?, andrerseits nach dem Schlifftubus des Siederohres. Der Innenkühler 

 K ist zunächst noch trocken und nicht mit fließendem Wasser gespeist. 

 Die mittelst einer Wasserstrahldruckpumpe im gleichmäßigen Strome 

 durchgepreßte, vorher durch Chlorkalziumrohre getrocknete Luft gelangt 

 mit den Dämpfen des abdestillierenden Lösungsmittels in das vorgelegte, 

 gekühlte Reagenzrohr, worin sich der größte Teil der Dämpfe verdichtet. 

 Der Luftstrom sorgt dafür, daß sich in keinem oberen Teile des Appa- 



^efroc/tnerer 



luftstrom 



i 



\7Tmpere\ 



k&*o oj^Lido Lw oj*jc 



rates Feuchtigkeit oder sonstige Beimischung des Lösungsmittels nieder- 

 schlägt. 



Hat man auf diese Art genügend Lösungsmittel abdestilliert, so 

 werden die Öffnungen am Chlorkalziumrohr und am Thermometertubus 

 verschlossen resp. abgeklemmt, und das Altdestillierrohr durch den Ver- 

 schlußstöpsel ersetzt. Beschickt man jetzt den Innenkühler K mit fließen- 

 dem Wasser, so darf sich ein Beschlag von Feuchtigkeit nicht mehr zeigen. 

 Bei niedrig siedenden Lösungsmitteln, wie Schwefelkohlenstoff. Chloroform. 

 Benzol usw.. dauert das Abdestillieren 15 Minuten. Bei Lösungsmitteln 

 über 100° kann man vom Abdestillieren einer größeren Menge absehen; 

 es genügt meist, während längerer Siedens trockene Luft durch den Ap- 

 parat zu schicken. Beim Kontrollapparal verfährt man. wie aus Fig. 92 er- 

 sichtlich, gleichzeitig in gleicher VYe - 



