390 0. Schumra. 



Versuchsbedingungen innehält. 1 ) Das gilt sowohl für die Art des spektro- 

 graphischen Apparates, als auch für die Art der photographischen Platten 

 und deren Behandlung, namentlich hinsichtlich der Belichtungszeit. Ändert 

 man die Verhältnisse in einem der unten näher zu besprechenden wesent- 

 lichen Punkte, so kann das von dem weißen Lichte (ohne Einschaltung 

 einer absorbierenden Flüssigkeit) gewonnene Spektrogramm Ungleichheiten 

 der Schwärzung (sogenannte Plattenminima) aufweisen, die beim Kopieren 

 das Auftreten geschwärzter Bezirke auf dem Positiv bewirken. Diese 

 Pseudoabsorptionsstreifen oder Fehlbanden sind unter Umständen von den 

 durch eine eingeschaltete Flüssigkeit hervorgerufenen echten Absorptions- 

 streifen nicht zu unterscheiden und können daher zu den größten Irr- 

 tümern und Fehlern Veranlassung geben. Die Bedingungen, unter denen 

 das Auftreten der Plattenminima oder Fehlbanden vermieden wird, sind 

 uns bei den einzelnen Plattensorten streng genommen nur für den Fall 

 der spektrographischen Aufnahme weißen Lichtes, mit anderen Worten für 

 die Herstellung eines „leeren Spektrogrammes" genauer bekannt. Soll nun 

 das Absorptionsspektrum einer Farbstofflösung spektrographiert werden, 

 so ist man oft gezwungen, von den für die Herstellung eines leeren Spek- 

 trums gültigen Versuchsbedingungen namentlich hinsichtlich der Exposi- 

 tionszeit abzuweichen und muß deshalb mit der Möglichkeit rechnen, daß 

 auf dem Spektrogramm die sogenannte Plattenminima und demnach auf 

 dem Positiv Fehlbanden auftreten. Um die dadurch möglichen Fehler 

 nicht zu übersehen, muß man außer den Absorptionsspektren 

 jedesmal auch Aufnahmen des leeren Spektrums bei der 

 gleichen Expositionszeit machen; auch ist in vielen Fällen 

 eine kontrollierende spektroskopische Untersuchung der Farb- 

 stofflösung unerläßlich. Über die Lage der Absorptionsstreifen im 

 Spektrum gibt das einfache Spektrogramm keine Auskunft. Dazu ist die 

 Mitaufnahme eines genau bekannten und konstanten Linienspektrums not- 

 wendig. Dessen Linien dienen als Marken, von denen aus die Ausmessung 

 der absorbierten Bezirke erfolgt. Falls nur eine annähernd richtige Lage- 

 bestimmung verlangt wird, kann man statt des Linienspektrums eine mitauf- 

 genommene Orientierungsskala oder Wellenlängenskala als Maßstab benutzen. 



') Die Herren E. Rost, Fr. Franz und R. Heise haben das bleibende Verdienst, 

 als erste an einem genügend großen Material den überzeugenden Nachweis geführt 

 zu haben, daß man beim Innehalten bestimmter Versuchsbedingungen mit 

 einem Gitterspektrographen vollständige Spektrogramme des Blutfarbstoffes 

 und seiner Abbauprodukte in solcher Ausführung herstellen kann, daß ihre wissen- 

 schaftliche Verwertung möglich ist. — Über den jetzigen Stand der Spektro- 

 graphie (von Absorptionsspektren) soll die vorliegende Abhandlung Auskunft geben, 

 worin diejenigen Verfahren ausführlich geschildert sind, die sich als zuverlässig erwiesen 

 haben und zu allgemeinerer Anwendung geeignet erscheinen. — Betreffs besonderer Ab- 

 änderungen und Verfeinerungen, die erst vereinzelt zur Anwendung gekommen sind, sei 

 auf die photochemische Literatur und die in der Bioch. Zeitschr., Bd. 38, 1912, Heft i> 

 erschienene Abhandlung „Photographische Bestimmung der Intensitätsverteilung in Blut- 

 spektren" von IC I Intimer und H. Rosenberg verwiesen. 



