Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 391 



Eine einfache spektrographische Untersuchung hat dem- 

 nach in den Hauptzügen folgenden Gang. Man stellt in geeigneten 

 Absorptionsgefäßen unter fortlaufender spektroskopischer Kontrolle solche 

 Schichtdicken oder Verdünnungen der zu spektrographierenden Flüssigkeit 

 her, die zur Erzielung brauchbarer Spektrogramme geeignet erscheinen, 

 und photographiert nacheinander auf eine Platte das Linienspektrum, das 

 tragliche Absorptionsspektrum und das leere Spektrum. Unter günstigen 

 Umständen kann schon der erste Versuch eine brauchbare Platte liefern. 

 ( )ft wird man aber erst nach mehreren Aufnahmen ein Spektrogramm er- 

 zielen, das die fraglichen Absorptionserscheinungen in der erwünschten 

 Weise wiedergibt. Hat man nun ein gutes Spektrogramm hergestellt, so 

 ist damit noch keineswegs gesagt, daß es sich auch zu einer genauen 

 Ortsbestimmung etwa vorhandener Absorptionsstreifen eignet. Dazu muß 

 man die Farbstofflösung bei der Grenzverdünnung spektrographieren. 

 Das ist diejenige Verdünnungsstufe einer Farbstofflösung, bei der das 

 Spektrogramm die Absorptionsstreifen möglichst schmal, aber noch deut- 

 lich sichtbar wiedergibt. Die Herstellung solcher für die genaue Ortsbe- 

 stimmung der Streifen geeigneten Spektrogramme ist nicht ganz einfach 

 und erfordert meistens eine Reihe von Aufnahmen bei stufenweise ver- 

 minderter Schichtdicke oder Konzentration der Lösung. Derartige Reihen 

 von Spektrogrammen (sogenannte Konzentrationsreihen) 1 ), aus denen man 

 die den verschiedenen Konzentrationen entsprechenden Absorptionsbilder 

 erkennen kann, sind allgemein erforderlich, wenn man das absorptive Ver- 

 halten eines Farbstoffes möglichst erschöpfend darstellen will. 



Vorbedingung für die sachgemäße und erfolgversprechende Anwen- 

 dung der Spektrographie ist das Vertrautsein mit den Grundlagen der 

 Absorptionsspektralanalyse. Da letztere an dieser Stelle keine Erörterung 

 finden kann, sei nur hervorgehoben, daß die Absorptionserscheinungen 

 vieler Farbstoffe schon durch kleine Mengen verschiedener Reagenzien, 

 namentlich Säuren und Alkalien stark geändert werden können. Daher 

 muß auf die Reaktion der Farbstofflösungen besonders geachtet werden. 

 Auch ist es nicht gleichgültig, ob die Lösungen klar oder trüb sind. Ein 

 starker Gehalt an verunreinigenden Schwebestoffen kann das Spektro- 

 gramm wesentlich beeinflussen. Man benutzt daher zu den Aufnahmen 

 wenn möglich klare Lösungen der Farbstoffe. Das „Auflösungsvermögen" 

 der spektrographischen Apparate ist wie das der Spektroskope von der 

 Dispersion abhängig. Mit der Dispersion ändert sich in gewissem Um- 

 fange der Charakter der Absorptionsbilder. Letztere sind außerdem 

 wesentlich verschieden, je nachdem sie in einem Prismenspek- 

 trographen oder Gitterspektrographen erzeugt werden. Es ist 



') Solche Konzentrationsreihen von Oxyhämoglobin und einer Anzahl seiner Ab- 

 bauprodukte sind kürzlich von Rost, Franz und Heise hergestellt und veröffentlicht 

 worden. E. Rost, Fr. Franz und R. Heise, Beiträge zur Photographie der Blutspektra, 

 unter Berücksichtigung der Toxikologie der Ameisensäure. Arbeiten aus dem kaiser- 

 lichen Gesundheitsamte. Bd. 32. H. 2 (1909). Verlag von J. Springer, Berlin. 



