H92 0. Schumm. 



daher notwendig-, einigermaßen darüber unterrichtet zu sein, welche Art 

 optischen Systems sich für den zu beschaffenden Spektrographen am besten 

 eignet. 



Die spektrographische Einrichtung. 



Zu einer vollständigen spektrographischen Einrichtung gehören fol- 

 gende Apparate und Hilfsmittel. 



1. Ein Gitterspektrograph oder ein Prismenspektrograph (noch besser 

 beide) und eine optische Bank mit Objekttisch. Kondensor und Lampe: 

 ein Spektroskop, ein allseitig beweglicher Spiegel auf Stativ und Absorp- 

 tionsgefäße. Das Spektroskop kann zur Not entbehrt werden, wenigstens. 

 wenn der Spektrograph eine Einrichtung besitzt, durch die er leicht in 

 ein Spektroskop umgewandelt werden kann. 



2. Eine Einrichtung zur Erzeugung von Heliumlicht (Heliumröhre 

 mit Halter, Funkeninduktor, Akkumulator) oder anderem ein geeignetes 

 Linienspektruni liefernden Licht und eine Einrichtung zur Beleuchtung 

 des Spektrographenspalts mit Gaslicht oder elektrischem Licht. 



3. Photographische Platten nebst dein üblichen Zubehör und ein 

 Trockenschrank. 



4. Eine Dunkelkammer, die vorteilhaft so geräumig ist. daß darin 

 auch der Spektrograph. die Einrichtung zur Erzeugung des Heliumiichtes 

 und der Trockenschrank aufgestellt werden können. 



5. Ein Meßapparat zum Ausmessen der Spektrogramme. 



1. Spektrograph, optische Bank, Spektroskop, Absorptionsgefäße. 



Die richtige Handhabung des Spektrographen wird wesentlich er- 

 leichtert, wenn er mit einer optischen Bank fest verbunden ist. auf der 

 Objekttisch. Kondensor und Lampe angebracht sind. Diese Bedingungen 

 sind bei einigen neueren Konstruktionstypen erfüllt. Letztere gestatten 

 ein genaues Arbeiten, da sich mit ihnen auf einfachste Weise auch bei 

 zeitlich auseinanderliegenden Untersuchungen dieselben Versuchsbedingungen 

 hinsichtlich der Intensität des auf den Spalt projizierten Lichtes her- 

 stellen lassen, und verdienen daher entschieden den Vorzug vor den ein- 

 fachen Spektrographen, bei denen Objekttisch, Kondensor und Lampe als 

 Zusatzapparate auf besonderen Stativen angebracht werden müssen, deren 

 richtige Aufstellung namentlich dann die größten Schwierigkeiten verur- 

 sacht, wenn Reihen von Untersuchungen bei genau gleicher Beleuchtung 

 des Spalts ausgeführt werden sollen. Diese einfachen Spektrographen sollen 

 deshalb nur kurz besprochen werden. 



Zu der spektroskopischen Voruntersuchung benutzt man entweder 

 (und am besten) ein besonderes Spektroskop oder Spektrometer, das ge- 

 naue Messungen im Spektrum gestattet, oder man bedient sich eines Spek- 

 trographen. der so eingerichtet ist. daß er nach dem Auswechseln des 

 Kamerateils gegen ein Beobachtungsfernrohr für die Spektroskopie und 



