Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 39f> 



Aus den angeführten (Gründen ist anzunehmen, daß die (iitterspek- 

 trographen für unsere Zwecke zu allgemeinerer Anwendung kommen werden 

 als Prismenspektrographen. Wo die Umstände es gestatten, wird man aber 

 vorteilhaft außer dem Gitterspektrographen auch einen Prismenspektro- 

 graphen aufstellen, denn es kommen Fälle vor, in denen Parallelaufnähmen 

 mit beiden Apparaten von großem Werte sind. 



Die Erzielung fehlerfreier Spektrogramrne gelingt wenigstens bei den meisten 

 Plattensorten in einem mit Flintglasprisma mittlerer Dispersion ausgestatteten Prismen- 

 spektrographen leichter als im Gitterspektrographen. weil die photochemisch wirksamsten 

 Lichtarten im Prismenspektrum nicht auf einen so engen Bezirk zusammengedrängt sind 

 wie im Gitterspektrum. Diesem Vorteil steht aber der Nachteil gegenüber, daß die im 

 photochemisch wirksamsten Spektralbezirk auftretenden Absorptionsstreifen im 

 Prismenspektrum bei weitem nicht so deutlich und abgegrenzt erscheinen, wie im Gitter- 

 Spektrum gleicher Gesamtdispersion. Diese Überlegenheit des Gitterspektrums bei Unter- 

 suchungen der im kurzwelligen Spektadbezirk auftretenden Absorptionsstreifen muß 

 demnach doch als richtunggebend für die weitere Ausbildung der Spektrographie gelten, 

 d. h. man wird eine weitere Vervollkommnung der Spektralplatten anstreben 

 müssen. 



Die neuerdings in Anwendung gezogenen Gitterspektrographen ent- 

 halten keine Originalgitter, sondern dünne, auf einer Glasplatte befestigte 

 Abzüge eines Metallgitters, d. i. einer ebenen Metallplatte mit dicht neben- 

 einander (100 bis 600 pro mm) eingeritzten parallelen Furchen. Gleich 

 den Glasprismenspektiographen gestatten diese Gitterspektrographen Un- 

 tersuchungen des Spektrums bis in einen Teil des Ultraviolett (etwa bis 

 <jjj. 370 — 350) und haben damit den bisherigen Anforderungen, wenn man 

 von besonderen Fällen absieht, genügt. Etwas weiter als mit der ge- 

 wöhnlichen Glasoptik kann man bei Verwendung der Jenaer U — Y-Gläser 

 in das Ultraviolett vordringen. Mit U — V-Optik ausgerüstete Apparate ge- 

 statten die Untersuchung bis etwa [/.jx 310. Ist man genötigt, die Unter- 

 suchungen noch weiter in das Ultraviolett auszudehnen, so muß man ent- 

 weder mit Quarzspektrographen arbeiten oder mit Apparaten, zu deren 

 Herstellung die berühmt gewordenen Bowlan dachen Konkavgitter erfor- 

 derlich sind. Derartige Konkavgitterapparate kommen aber für unsere 

 Zwecke aus verschiedenen Gründen vorläufig nicht in Betracht. 1 ) 



a) Gitterspektrographen. 



Die bisherigen Erfahrungen sind fast ausschließlich mit solchen 

 ( ütterspektrographen gewonnen worden, in denen die Zerlegung des 

 Lichtes durch einen sogenannten Gitterabzug bewirkt wurde. In den fol- 

 genden Ausführungen ist mit der Bezeichnung ..Gitter" stets diese Art 

 von Gitterkopie gemeint. 



Die Gitter werden in verschiedener Ausführung hergestellt. Gewöhnlich 

 benutzt man Gitter, die auf einer Strecke von einem englischen Zoll etwa 



') Wer sich über solche Gitter und ihre Anwendung unterrichten will, sei auf 

 Bd. I des bekannten Handbuches der Spektroskopie von H. Kayser (Verlag von J. Hirzel, 

 Leipzig) verwiesen. 



