Spektrographisehe Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 397 



Ein Gitterspektrograph mit fester optischer Bank, der das Gleiche 

 leistet wie der von Rost, Franz und Heise bei ihren grundlegenden Ver- 

 suchen benutzte Apparat außerdem aber die Benutzung von Gittern 

 mit verschiedener Furchenzahl gestattet, ist kürzlich vom Verfasser 

 hergestellt worden. Die Konstruktion dieses, in Fig. 96 abgebildeten 

 Gitterspektrographen 1 ) wurde durch das Bestreben veranlaßt, einen möglichst 

 dauerhaften und praktischen, dabei einfachen Apparat zu schaffen, der sich 



Gitterspektrograph mit vertikalem Spalt nach O. Sehumm. 



doch zu genauen spektrographischen Arbeiten eignet und die Anwendung 

 verschiedener Gitter gestattet, so daß die Spektra in verschiedener 

 Größe dargestellt werden können. Beim Arbeiten mit verschiedenen Typen 

 von Spektrographen hatte sich gezeigt, daß richtige Spektrogramme und 

 namentlich zuverlässige Reihenaufnahmen auf einer Platte sich nur dann 

 ohne Schwierigkeiten herstellen lassen, wenn der Gang der Lichtstrahlen 

 während der Expositionszeit keinerlei Änderung erfährt. Diese Forderung 

 wird erfüllt, wenn der Spektrograph nebst optischer Bank einen möglichst 

 starren Körper bildet, der bei kleinen Erschütterungen des Aufstellungs- 

 ortes nicht erzittert. Ich habe darum das ganze System auf einer starren 

 T-Schiene aufgebaut, die ihrerseits mit einem stabilen Unterbau fest ver- 

 bunden ist. 2 ) Die Kamera läßt sich um die mit dem Spalt parallele, die 

 optische Axe in der Gitterebene senkrecht schneidende Axe drehen und 



x ) In der Abbildung ist die zum Schutze von Gitter und Objektiv gegen störendes 

 Licht dienende Kappe fortgelassen. 



2 ) Ein Prismenspek trograph. der dieses Erfordernis genügend berücksichtigt, 

 ist schon im Jahre 1909 von W. Gwmmelt konstruiert worden (siehe unter Prismen- 



