398 0- Schlimm. 



durch eine präzis gearbeitete kräftige Klemmvorrichtung in beliebiger 

 Lage (die durch die verschieden starke Ablenkung der einzelnen Gitter 

 bestimmt wird) feststellen. Um auch das geringste Durchbiegen und Federn 

 des Kameraträgers auszuschließen, habe ich ihn durch eine kurze Säule 

 unterstützt, die mit ihrem oberen Ende in den Kameraträger eingesetzt 

 ist, während das untere Ende mit einer Schraube am Ende der T-Schiene 

 befestigt ist. — Der hohe Unterbau des Apparates bietet den Vorteil, daß 

 er (ohne nachträgliches Erhöhen durch Untersätze) auf einem Arbeitstisch 

 von normaler Höhe gebraucht werden kann, wobei die Kamera ohne weiteres 

 die für die Mattscheibenbeobachtung günstige ..Augenhöhe" hat. — 

 Bei Reihenaufnahmen auf einer Platte muß der Kassettenrahmen in senk- 

 rechter Richtung verschoben werden. Da hierbei keinerlei seitliche Ver- 

 setzung eintreten darf, wurde der Kassettenrahmen mit einer besonders 



■% 



Gitterspektrograph mit horizontalem Spalt nach O. Schlimm . 



sicheren Führung versehen. Der Apparat besitzt einen symmetrischen 

 Präzisionsspalt und achromatische Objektive von 25 cm Brennweite. Die 

 zugehörigen Gitter haben 7200beziehungsweise 14.490 Furchen pro engl. Zoll. 

 Dieser Gitterspektrograph gestattet eine sehr weitgehende Verwen- 

 dung, so daß er für die gewöhnlichen spektrographischen Arbeiten aus- 

 reichen dürfte. Will man aus besonderen Gründen eine stärkere Vergröße- 

 rung erzielen, so läßt sich die Kamera leicht gegen eine solche mit 

 Teleobjektiv austauschen. Will man sich auf die Benutzung nur eines 

 Gitters (z. B. des gebräuchlichsten, mit zirka 14.000—15.000 Furchen 

 pro engl. Zoll) beschränken, so kann der verstellbare Kameraträger fort- 

 fallen. Dann würde die Kamera unmittelbar auf einer etwas länger zu be- 

 messenden und nahe dem rechten Ende seitwärts gebogenen T-Schiene zu 



spektrographen). Auch bei den von A. Hilger konstruierten großen Quarzspektrographen 

 mich Fery und Littrow ist die erforderliche starre Verbindung der einzelnen Bestand- 

 teile gut durchgeführt (vgl. Hauptkatalog von A. Hilger, Ltd., London 191 1 ). 



