Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



399 



befestigen sein. Die Zahl der Spektren, die man auf einer Platte aufneh- 

 men kann, richtet sich nach der Höhe des Spalts und der Größe von 

 Kassettenrahmen und Kassette. An dem beschriebenen Apparate kann mau 

 nach Belieben ohne Schwierigkeit kleinere oder größere Kassettenrahmen 

 anbringen. Am handlichsten und gewöhnlich ausreichend habe ich 

 das Kassettenformat für Platten von 6 X 9 cm gefunden. 



Während man mit obigem Gitterspektrographen nacheinander 

 mehrere Spektra auf einer Platte aufnehmen kann, ermöglicht er nicht 



Fig. 98. Fig. 99. 



die gleichzeitige Aufnahme zweier Spektra. In besonderen Fällen ist es 

 aber notwendig, die Absorptionsspektra zweier Lösungen gleichzeitig zu 

 photographieren. Für solche Zwecke habe ich den in Fig. 98 abgebildeten 

 „Gitterspektrograph mit horizontalem Spalt und seitlich ver- 

 schiebbarem Alb recht Hilf ner sehen Rhombus" konstruiert 1 ), mit 

 dem man auf einer Platte nach Bedarf Doppelauf nahmen und Ein- 

 zelaufnahmen machen kann. Der von A. Krüss (Hamburg) hergestellte 

 Spalt, nebst dem in Schlittenführung verschiebbaren Rhombus ist in Fig. 98 



*) 0. Schumm, Ein neues Gitterspektroskop und ein Gitterspektrograph mit va- 

 riabler Dispersion zu Untersuchungen über Absorptionsspektra. Z. f. physiologische 

 Chemie. Bd. 66. S. 287 (1910). 



