400 0. Schumm. 



und 99 abgebildet. In Fig. 98 hat der Rhombus die für Doppelaufnahmen 

 erforderliche Stellung, in Fiii. 99 ist er zur Seite geschoben. Das früher zur 

 Erzeugung eines Vergleichsspektrums allgemein gebräuchliche rechtwinklige 

 Reflexionsprisma findet wegen der dieser Anordnung anhaftenden, von 

 H. Kayser ausführlich erörterten .Mängel bei meinen Spektrographen keine 

 Anwendung. (Vgl. H. Kayser, Handbuch der Spektroskopie. Bd. I, S. 732.) 



Auch bei diesem Gitterspektrographen ist das ganze optische System 

 auf einer T-Schiene aufgebaut und bildet einen starren Körper. Die Ka- 

 mera ist verstellbar, um nach Belieben Gitter mit geringerer oder größerer 

 Furchenzahl, die das Licht verschieden stark ablenken, benutzen zu können. 

 Die beschriebenen Gitterapparate werden entweder mit gewöhnlichen Glä- 

 sern oder mit U — V-Gläsern ausgestattet. In letzterem Falle muß auch 

 der Gitterabzug auf einer U — V-Glasplatte befestigt werden. Derartige 

 U — V-Glasgitter sind in guter Qualität bei C. A. Steinheils Söhne. 

 München, erhältlich. 



Die Wahl der Gitter hat nach dem erforderlichen ..Auf- 

 lösungsvermögen" und der gewünschten Größe des Spektro- 

 grammes zu erfolgen. Es gibt eine günstigste Größe des Spektrogram- 

 mes, die aber nicht für alle Fälle dieselbe ist. Es ist diejenige für die 

 mikrometrische Ausmessung geeignetste Ausdehnung des Spektrums, bei 

 der die Absorptionsstreifen noch scharf genug erscheinen, um ihre dun- 

 kelste Stelle sicher bestimmen zu können. Da die Absorptionsstreifen von 

 Farbstofflösungen teils schmal und scharf, teils breit und unscharf be- 

 grenzt sind, so müßte man, um die in obigem Sinne günstigste Längen- 

 ausdehnung zu treffen, scharfe Absorptionsstreifen in einem längeren, ver- 

 waschene Absorptionsstreifen in einem kürzeren Spektrogramm darstellen. 

 Diese Forderung läßt sich praktisch aus verschiedenen Gründen nur in 

 gewissen Fällen erfüllen. In extremen Fällen, d. h. bei sehr verwaschenen 

 und schwachen Absorptionsstreifen, empfiehlt sich in der Tat die Anwen- 

 dung eines optischen Systems, das kürzere Spektrogramme liefert. 



Die Länge des Spektrums hängt ab von der auf die Flä- 

 cheneinheit entfallenden Furchenzahl des Gitters und der 

 Brennweite der Objektive; sie steigt mit der Furchenzahl, be- 

 ziehungsweise Brennweite. Die gewünschte Länge des Spektrums 

 läßt sich durch Kombination eines Gitters von großer Furchenzahl mit 

 einem Objektiv von geringerer Brennweite oder eines Gitters von gerin- 

 gerer Furchenzahl mit einem Objektiv von entsprechend größerer Brenn- 

 weite erreichen. Je größer die Brennweite der Objektive ist, desto länger 

 und unhandlicher wird der Spektrograph. Es empfiehlt sich deshalb, eine 

 Objektivbrennweite von 25 cm nicht wesentlich zu überschreiten, oder, 

 falls die damit erreichbare Länge des Spektrums nicht genügt, an Stelle 

 des einfachen Kameraobjektivs ein sogenanntes Teleobjektiv zu benutzen. 

 Verwendet man in einem Spektrographen ein Gitter von etwa 14.500 

 Furchen pro engl. Zoll, und Objektive von zirka 25 cm Brennweite, so 

 liefert das Spektrum erster Ordnung ein von pp 700 bis v.u. 350 



