402 



0. Seh um in. 



fachen U— Y-Objektive haben sich mir gut bewährt. Die Benutzung der 

 weit teureren Anastigmate an Stelle der Achromate und Apochromate hat 

 sich bei meinen spektrographischen Arbeiten nicht als notwendig erwiesen. 



Wenngleich sich die oben besprochenen Gitterabzüge gut bewährt 

 haben, so möchte ich doch erwähnen, daß C. . I. Steinheil Söhne (München) 

 auch solche Gitterspektrographen herstellen, die mit ebenen Eowlandsclien 

 Metallgittern ausgestattet sind. Ein solcher Apparat ist in Fig. 100 dar- 

 gestellt. 



Originalglasgitter, die durch Einritzen der zahlreichen parallelen 

 Furchen auf eine ebene Glasplatte hergestellt sind, scheineu sich für unsere 

 /wecke kaum besser zu eignen als die oben besprochenen Gitter. Ich hatte 



Fig. 100. 



kürzlich Gelegenheit, bei meinen Untersuchungen ein ( h'iginalglasgitter von 

 zirka 5000 Furchen pro Zoll, das offenbar sehr sorgfältig hergestellt war, 

 zu prüfen. Leider erwies sich dieses Originalglasgitter als auffallend 

 lichtschwach. 



Ein wichtiger Teil des Spektrographen ist der Spalt, durch den das 

 Licht eintritt. Es empfiehlt sich, einen sogenannten symmetrischen Prä- 

 zisionsspalt zu wählen. 1 ) Besitzt der Apparat einen unsymmetrischen 

 Spalt (mit nur einer verstellbaren Spaltschneide), so muß man wenig- 

 stens bei vergleichenden Untersuchungen stets dieselbe Spalt- 

 weite benutzen, denn bei unsymmetrischen Spalten wird durch 

 jede Änderung der Spaltweite die Richtung der optischen Achse 

 des ganzen Systems um ein Geringes verändert, ein Umstand. 



*) Sehr gute symmetrische Prüzisionsspalte liefern u. a. J. Krüß-Rambmg und 

 Schmidt *(f- Hacnsch-Berlm. 



