404 



I >. Sc Im nun. 



b) Prismenspektrographen. 



Die bekannteren Typen von Prismenspektrographen weichen nach 

 Konstruktion und Leistung stark voneinander ab. Bei den neueren Typen 

 macht sich das Bestreben geltend, den eigentlichen Spektrographen und 

 die optische Bank zu einem starren Körper zu vereinigen, um die Hand- 

 habung des ganzen Apparates einfacher und sicherer zu gestalten. 



Für das optische System wählt man zweckmäßig entweder eine Kom- 

 bination aus einem 60°igen Flintglasprisma und Objektiven von großer 

 Brennweite (für die Kamera vorteilhaft ein ..Teleobjektiv") oder ein stark 

 dispergierendes Prismensystem in Verbindung mit Objektiven von gerin- 

 gerer Brennweite. 



Fig. 103. 



Ein kleiner aus einem gradsichtigen Handspektroskop und einer 

 Spektralkamera bestehender Handspektrograph ist schon vor vielen Jahren 

 von H. W. Vogel 1 ) angegeben worden. Ein ähnliches, aber außerdem mit 

 einem Albrecht-Hüfnerschen Pihombus ausgestattetes Instrument ist kürz- 

 lich von Bürker 2 ) beschrieben worden. 



1 ) H. W. Vogel, Beschreibung eines höchst einfachen Apparates, um das Spektrum 

 zu photograpbieren. Pogg. Annalen. 154. S. 306—307 (1875) und 156. S. 319—325. Vgl. 

 H.Kayser, Handbuch der Spektroskopie. Bd.-l. S. 627. wo der Apparat genau beschrieben 

 ist. Die Kamera hat kein besonderes Objektiv, sondern die im Spektroskop vorhandene 

 Linse erzeugt das Bild. 



2 ) K. Bürker, Ein kleiner Universalspektralapparat. Zeitschr. f. physiol. Chemie. 

 Bd. 63- Heft 4. S. 300—301 (1909). Vgl. hierzu O. Schumm , Zeitschr. f. physiol. Chemie. 

 Bd. 64. S. 72 (1910). 



