Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



405 



In Fig. 103 ist das Modell eines einfachen Prismenspektrographefl 

 ohne optische Bank abgebildet, wie er von Schmidt & Haensch gebaut 

 wird. Es ist aus dem Bunsenspektroskop der genannten Firma durch Aus- 

 wechseln des Fernrohres gegen eine Spektralkamera hergerichtet. 



Fig. 104 stellt einen von C. Zeiß, Jena gebauten Prismenspektro- 

 graphen ohne optische Bank dar. 1 ) Dieselbe Firma baut einen ..fest- 

 arm igen" Spektrographen ohne optische Bank. 2 ) 



Als sehr praktisch darf der von W. Gummelt 3 ) konstruierte, an an- 

 derer Stelle ausführlich beschriebene festarmige Prismen spektrograph mit 

 fester optischer Bank bezeichnet werden, mit dem sich die Spektren in 

 verschiedener Größe darstellen lassen. Dieser in Fig. 105 abgebildete Apparat 

 ist stabil und dabei leicht zu handhaben. 



Fig. 104. 



Prismenspektrograph nach F. Löwe. 



Der Strahlengang im Gummeltschen Prismenspektrographen ist aus Fig. 106 ersicht- 

 lich. Das brechende Prisma „P" und das totalreflektierende Prisma ..B" sind so auf 

 einem Prismentisch befestigt, daß die Stellung beider zueinander sich nicht verändern 

 kann. Der Drehpunkt des Prismensystems ist so gewählt, daß der mittlere reflektierte 

 Strahl im Minimum der Ablenkung steht (vgl. auch die ausführliche Beschreibung in 

 der Originalmitteilung). Man bringt den Prismentisch durch Drehen an der ihn bewe- 



r ) F. Löwe, Ein neuer Spektrograph für sichtbares und ultraviolettes Licht. Zeitschr. 

 f. Instrkde. Bd. 26. S. 330 (1906). 



-) F. Löwe, Zwei Spektralapparate mit fester Ablenkung-. Zeitschr. f. Instrkde. 

 Bd. 27. S. 271 (1907) und Bd. 8. S. 837 (1907). 



3 ) Beschrieben in 0. Schutnm . Klinische Spektroskopie. S. 44 bis 46. Verlag von 

 G. Fischer, Jena. 1909. 



Die Abbildungen sind dem genannten Buche mit freundlicher Genehmigung des 

 Verlages von G. Fischer entnommen worden. 



