Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



409 



Unterbrecher arbeitet bei einem größeren, aber nur schwach belasteten In- 

 duktor weit ruhiger und gleichmäßiger als bei einem hochbelasteten kleinen 

 Induktor, dessen Unterbrecherkontakte häufiger verschmelzen und ausge- 

 bessert werden müssen. 



Wie Verfasser schon an anderer stelle ' ) angegeben hat, kommen im Han- 

 del Heliumröhren vor, die für Meßzwecke nicht geeignet sind. Sorgfältig her- 

 gestellte Heliumröhren (von R. 

 Goetze, Leipzig), die sich beider 

 Nachprüfung mit dem Gitter- 

 spektrometer als ganz zuver- 

 lässig erwiesen, hat Verfasser 

 durch Vermittlung der Firma 

 Carl Zeiß . Jena, erhalten 

 (s. Fig. 110 u. 111, in Fig. 111 

 mit Quarzfenster). Statt de> 

 Heliunilichtes kann man auch 

 W a s s e rs t o f f lic h t benutzen, 

 das in Wasserstoff röhren eben- 

 so wie das Heliumlicht er- 

 zeugt wird. Das Arbeiten mit 

 dem Heliumlicht ist aber we- 

 gen seiner bedeutenden Licht- 

 stärke angenehmer. Die wich- 

 tigsten Wasserstofflinien sind 

 H* auf fxjjt. 656-3; Hß auf wj. 486' 1; Hv auf im 484" 1 und Hä auf <j.-j. 410'2. 



Benutzt man einen Spektrographen mit fester optischer Bank, so be- 

 festigt man die Röhre am besten auf einem ..Reiter" mit allseitig be- 



J ) 0. Schumm, Klinische Spektroskopie. S. 30, Fußnote. Verlag von G. Fischer, 

 Jena 1909. 



