410 



0. Schumm. 



weglicher Klemme (s. Fig. 112). Andernfalls ist ein besonderes Röhrenstativ 

 erforderlieh, das zweckmäßig mit einer Einrichtung zur Feineinstellung 

 der Röhre versehen ist. Ein solches, von E. Fuess, Steglitz bei Berlin, her- 

 gestelltes Stativ ist in Fig. 113 abgebildet. 



Will man seine Untersuchungen bis weit in das Ultraviolett hinein 

 ausdehnen, so bedient man sich zur Orientierung über die Lage der Ab- 



Fig. 110. 



j£^^° 



sorptionserscheinungen unter anderem der Emissionsspektra von Metallen 

 (»der Metallegierungen, z. B. der Spektren des Eisens, des Kupfers oder 

 der übersehen Legierung. 1 ) Die Funkenspektra dieser Metalle werden er- 

 zeugt, indem man zwischen den einander bis auf einen kleinen Abstand 

 genäherten Metallstiften die durch einen Kondensator verstärkten Funken 



eines Induktors überspringen läßt und das Funkenlicht durch den Kondensor 

 der optischen Bank auf den Spektrographenspalt projiziert. Eine Einrich- 

 tung zur Erzeugung der Funkenspektra, bestehend aus Induktor, Leydener 

 Flaschen und Funkenständer (letzterer in Verbindung mit einem Reiter 

 zum Befestigen auf der optischen Bank), ist in Fig. 114 mit abgebildet. 



1 ) Legierung aus gleichen Teilen Zink. Cadmium und Blei. 



