Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



411 



Fig. 115 zeigt die mit Verfassers Gitterspek- 

 trographen auf einer Pinacvanolplatte auf- 

 genommenen Funkenspektra des Eisens und 

 der Edersvhen Legierung und das Helium- 

 spektrum. Statt der Leydener Flaschen be- 

 nutzt man neuerdings vielfach einen Ölkon- 

 densator, bei dem Petroleum, Öl oder besser 

 flüssiges Paraffin als isolierendes Mittel dient. 

 Der Paraffinkondensator bietet den Vorteil, 

 daß man die Kapazität bis zu der durch die 

 Größe des Kondensators gegebenen oberen 

 Grenze beliebig abstufen kann. Fig. 116 zeigt 

 eine von W. Gummelt hergestellte Einrich- 

 tung zur Erzeugung der Funkenspektra. Der 

 Ölkondensator steht rechts vom Induktor. 

 Bemerkenswert sind an dieser Einrichtung 

 der Funkenständer, der eine praktische Ab- 

 änderung eines von v. Konkoly angegebenen 

 Funkenständers darstellt, sowie die von 

 W. Gummelt herrührende Konstruktion des 

 (auf dem Deprezschen Prinzip beruhenden) 

 Unterbrechers, der einen sehr gleichmäßigen 

 Gang hat und gut regulierbar ist. 



Fig. 11 



