412 



0. Scli u nun. 



Zur Erzeugung der Absorptionsspektra benutzt man eine Auersche 

 Gasglühlichtlampe oder eine Zirkonlampe (Nernstlampe), auch wohl Metall- 



fadenlampen , z. B. Osramlampen mit U-förmig gebogenem Metallfaden. 



Verfasser benutzt vorwiegend Nernstlampen. Bei Spektrographen mit fester 



optischer Bank bringt man. 

 Fi n . die Nernstlampe vorteilhaft 



auf einem mit Reiter ver- 

 sehenen Halter an. der eine all- 

 seitige Bewegung der Lampe 

 gestattet (s. in Fig. 96 u. 97). 

 Besitzt der Spektrograph keine 

 optische Bank, so ist ein be- 

 sonderes Lampenstativ erfor- 

 derlich. 



Nähere Angaben über 

 die Brauchbarkeit und An- 



wendungsweise verschiedener Lichtquellen für spektrographische Zwecke findet 



man im Abschnitt ..Die Ausführung spektrographischer Untersuchungen". 



3. Die photographischen Platten und das zu ihrer Behandlung 

 erforderliche Zubehör. 



Exponiert man in einem Spektrographen, dessen Spalt mit weißem 

 (allfarbigen) Licht beleuchtet ist, eine gewöhnliche photographische Platte 

 und entwickelt sie in der üblichen Weise, so zeigt sie ein schwarzes 



