418 



0. Soli umm. 



diesen Zweck bestimmten Meßmikroskope mit einem besonderen Ver- 

 größerungssystem ans. das eine geringe, übrigens der wechselnden Schärfe 

 der verschiedenen Absörptionsstreifen anzupassende (drei- bis achtfache) 

 Fig. 120. Vergrößerung hat. Das Zeißsche In- 



strument stellt in dieser Form einen 

 für die Ausmessung der Spektro- 

 gramme sehr geeigneten Apparat dar 

 (vgl. Fig. 120). Ein einfacheres, 

 für viele Zwecke ausreichendes In- 

 strument zum Ausmessen der Spek- 

 trogramme und der Abdrucke, bei dem 

 die Einstellungen mit einer schwach 

 vergrößernden Lupe oder mit dem 

 bloßen Auge erfolgen, wird nach Ver- 

 fassers Angaben von M. Behel, Werk- 

 statt für Präzisionswagen, Hamburg, 

 hergestellt und ist dort unter der 

 Bezeichnung „Plattenmikrometer" er- 

 hältlich. Einen Meßapparat, bei dem 

 die Ablesung der Einstellung durch ein 

 Drucken derselben ersetzt wird, ist von 

 H. Kayser angegeben und von Wolz in 

 Bonn angefertigt worden. 1 ) Kürzlich hat 

 F.Goos, Hamburg, einen von Toepfer 

 dD Sohn in Potsdam gebauten Meß- 

 apparat für Spektrogramme geprüft 

 und beschrieben, der eine hervorragend 

 genau gearbeitete Meßschraube besaß. 2 ) 

 Auch von A.H'ihjer (London t werden 

 derartige Meßapparate angefertigt. 



Die Ausführung spektrographischer Untersuchungen. 



1. Vorbereitung des Apparates. 

 Man überzeugt sich zunächst . daß alle Teile des Spektrographen 



richtig eingestellt sind. Dafür gelten die gleichen Regeln wie für die 

 Justierung der Spektrometer und Präzisionsspektroskope. Das Objektiv 

 des Kollimators muß auf ..unendlich" eingestellt und die Gitterfurchen 

 dem Spalt parallel sein. Die Richtung, in der der Kassettenrahmen ver- 

 schoben wird, muß ebenfalls dem Spalt parallel sein, während der ein 

 langes Rechteck bildende Ausschnitt der nahe der Mattscheibe befindlichen 

 Blende genau rechtwinklig zum Spalt verlaufen soll. 



Sind die angegebenen Bedingungen erfüllt und ist die Kamera auf 

 Bildschärfe eingestellt 1 ), so müssen (bei Beleuchtung des Spalts mit 



*) H. Koi/ser, Handbuch der Spektroskopie. Bd. 1. S. 644. 



■) F. Goos, Zeitschr. f. Instrunientenkunde. 1911. 31. Jahrg. S. 52. 



Meßmikroskr 



