Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 4 [9 



Sonnenlicht) in dem auf der Mattscheibe sichtbaren Bilde die Fraunhofer- 

 schen Linien das Spektum rechtwinklig schneiden. Die Beobachtung der 

 Linien wird erleichtert, wenn man die Mattscheibe hin und her bewegt. 

 Man kann auch ein mit einer geeigneten Fassung versehenes Okular an 

 Stelle der Mattscheibe einsetzen und so das Spektrum in Vergrößerung 

 beobachten. Die Absorptionsstreifen einer vor dem Spalt aufgestellten 

 Farbstofflösung geeigneter Konzentration sollen ebenfalls als das Spektrum 

 rechtwinklig schneidende parallele Banden erscheinen. Da die richtige Ein- 

 stellung von Spalt und Gitter nicht ganz leicht ist, so empfiehlt es sich, 

 sie an den benachbarten Apparatteilen zu markieren , z. B. durch Striche 

 mit der Reißnadel. 



Bei Apparaten mit beliebig verstellbarer Kamera ist darauf zu achten, 

 daß nicht etwa versehentlich das Gitterspektrum II. Ordnung eingestellt 

 wird. Um das zu vermeiden . gibt man der Kamera zuerst eine solche 

 Stellung, daß ihre Längsachse die Verlängerung des Kollimatorrohres bildet. 

 Beleuchtet man den Spalt jetzt mit weißem Licht, so erscheint auf der Matt- 

 scheibe das vergrößerte Bild des Spaltes. Man bewegt die Kamera langsam 

 um ihre (mit der Gitterebene zusammenfallende) Drehungsachse, bis das 

 erste Spektrum erschienen ist und den mittleren Teil der Mattscheibe ein- 

 nimmt. In dieser Stellung ist die Kamera zu befestigen. Würde man sie noch 

 weiter bewegen, dann würde das viel lichtschwächere und für unsere Zwecke 

 nicht so geeignete Spektrum IL Ordnung auf der Mattscheibe erscheinen. 



Bei dem oben beschriebenen Gitterspektrographen mit vertikalem 

 Spalt und verstellbarer Kamera muß man, um das rote Ende des Spektrums 

 links auf der Mattscheibe zu haben, die Kamera in die Pachtung des 

 Kollimators bringen und sie, indem man gegen die Mattscheibe blickt, 

 nach links drehen. Bei dem abgebildeten Apparat ist die für das Gitter 

 von 14.490 Furchen passende Stellung durch das kleine säulenartige Ver- 

 bindungsstück so gesichert, daß die Kamera sich nicht im geringten ver- 

 schieben kann. Will man ein Gitter von anderer Furchenzahl benutzen, so 

 muß man die 2 Verschraubungen lösen und kann dann die Kamera verstellen. 



Bei den Prismenspektrographen ist besonders darauf zu achten, 

 daß das Prisma im Minimum der Ablenkung 2 ) steht und seine brechende 

 Kante dem Spalt parallel ist. 



Endlich überzeuge man sich, daß die Lage der photographischen Platte 

 durch Herausziehen oder Hineinschieben des Kassettenschiebers nicht im 

 geringsten verändert wird. 



2. Die Herstellung der Spektrogramme. 

 a) Einzelaufnahmen und Reihen von Einzelaufnahmen. 

 Ist der Spektrograph in Ordnung, so beleuchtet man den Spalt mit 

 Heliumlicht oder einem anderen, ein geeignetes Linienspektrum liefernden 



J ) Die Einstellung auf Bildschärfe erfolgt je nach der Konstruktion der Kamera 

 entweder durch Verschieben des Objektivstutzens oder des Kameraauszugs. 



2 ) Vgl. dieserhalb die Spezialwerke über Spektroskopie oder 0. Schumm, Klinische 

 Spektroskopie 1909, Jena, S. 29. 



27* 



