420 



(). Scli um in. 



Licht (z. B. Wasserstofflicht, oder dem Licht der durch einen Kondensator 

 verstärkten Funken, die zwischen Elektroden aus Kupfer, der Versehen 

 Legierung oder anderem Metall übergehen). Für die hier in Betracht 

 kommenden Zwecke dürfte im allgemeinen Heliumlicht genügen. Die starke 

 Leuchtkraft des in den Heliumröhren erzeugten Lichtes bietet die An- 

 nehmlichkeit . daß man die richtige Beleuchtung des Spalts besser kon- 

 trollieren kann als bei Benutzung von schwächerem Licht. Die Helium- 

 röhren können sowohl in Längsdurchsicht wie auch in Querdurchsicht be- 

 nutzt werden. Die Aufstellung für Längsdurchsicht zeigt Fig. 121 M- für 

 Querdurchsicht Fig. 122. (Man muß sich aber durch Untersuchung des von 



der Röhre ausgesandten Lichtes mit einem Spektronieter oder Präzisions- 

 spektroskop überzeugt haben, daß die Hauptlinien des Spektrums die für 

 das Heliumspektrum bekannte Lage haben. Zunächst kommen in Betracht 

 die Linien auf { j.[j. 667-8 2 ); 587-6; 50r6; 447'2; 388'9.) 



Man bringt die Heliumröhre durch Verbindung mit dem Funken- 

 induktor zum Leuchten und gibt ihr und dem Kondensor eine solche 

 Stellung, daß letzterer das Bild des leuchtenden kapillaren Teils der 

 Röhre mitten auf den Spalt des Spektrographen projiziert. Bei richtiger 

 Einstellung soll i\n Spalt von dem leuchtenden, linienartigen Bilde <\cv 



') Der von mir benutzte sehr praktische Röhrenhalter ist von Schmidt & Haensch, 

 Berlin, hergestellt worden. 



'-) In einer oft zitierten Abhandlung von Tschermak [Pßügers Archiv f. d. ges. 

 Physiol. Bd. 88. S. 96 (1902)] ist die Wellenlänge dieser roten Heliumlinie irrtümlich 

 zu u-a 688 angegeben, während die Zahl 667"8 durch die neuesten Messungen als richtig 

 bestätigt ist. 



