Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



421 



Länge nach und zu beiden Seiten gleichmäßig' überdeckt sein. Nachdem 

 man sich überzeugt hat, daß die Heliumlinien auf der Mattscheibe scharf 

 und deutlich sichtbar sind, setzt man statt der Mattscheibe die Kassette 

 ein, stellt den Verschluß (am einfachsten ein Blatt schwarzen Karton auf 

 niedriger Holzleiste als Fuß) dicht vor dem Spalt auf den Objekttisch, 

 zieht die Kassette auf, wartet mehrere Sekunden, bis der Apparat nicht 

 im geringsten mehr vibriert , und belichtet durch Fortnehmen des Ver- 

 schlusses je nach der Intensität des Heliumlichtes, der Spaltweite und der 

 Lichtstärke des Spektrographen etwa 20 oder mehr Sekunden. 



In dem oben beschriebenen Gitterspektrographen erhält Verfasser 

 bei Benutzung des Gitters von 14.490 Furchen, einer Spaltweite von - 03 mm, 



einer durch einen Induktor von ca. 3 cm Schlagweite betriebenen Goetze- 

 schen Heliumröhre und einem Kondensor von 10 cm Brennweite auf Isokol- 

 platten gute Heliumspektrogramme, wenn die Expositionszeit 40 — 45 Sekunden 

 beträgt. Bei 0*05 mm Spaltweite genügt eine etwas kürzere Exposition. 



Will man das Auswechseln von Nernstlampe und Heliumlampe vermeiden, so 

 kann man die Heliumröhre in der aus Fig. 122 ersichtlichen "Weise dicht vor dem Spalt 

 aufstellen und ohne Kondensorlinse benutzen. Bei Nichtgebrauch biegt man den Halter zur 

 Seite. Die Nernstlampe bleibt in dieser Anordnung dauernd in der gleichen Stellung. 

 Da der Kondensor fehlt, ist die Expositionszeit für das Heliumlicht eine längere. 



Will man mehrere Spektra auf derselben Platte aufnehmen, so ver- 

 schiebt man die Kassette bis zur übernächsten Marke des Kassetten- 



