422 0. Schumm. 



rahmens. exponiert von neuem usw.. bis genügend Heliumspektrogramme 

 aufgenommen sind. Der Kassettenrahmen hat zwischen je 2 Einstellungs- 

 marken für das Helium eine für ein Absorptionsspektrum. 



Nachdem die Kassette geschlossen ist, schaltet man statt des Helium- 

 lichtes weißes Licht (Nernstlampe, Auerlampe oder Osramlampe) ein und 

 richtet die Lampe so ans. daß der Spalt passend beleuchtet ist. Benutzt 

 man z. B. die Nernstlampe, so soll das schmale Bild des Stiftes möglichst 

 zentriseh auf den Spalt fallen. Der Spalt erscheint dann als Halbierende 

 in dem ihn überdeckenden grell leuchtenden Bude des Glühstiftes. 



Als Anfänger muß man jetzt die Kassette entfernen und die Matt- 

 scheibe einsetzen . um sich zu überzeugen, daß das Spektrum in der er- 

 forderlichen Schärfe und Gleichmäßigkeit auf der Mattscheibe sichtbar ist. 

 dann das Gefäß mit der zu spektrographierenden Flüssigkeit vor den 

 Spalt stellen, sich von dem Erscheinen des richtigen, scharfen Absorptions- 

 spektrums überzeugen und erst jetzt die Kassette wieder einsetzen, um 

 nunmehr das Absorptionsspektrum aufzunehmen. Ist das geschehen und 

 sollen weitere Absorptionsspektra auf derselben Platte aufgenommen werden, 

 so muß man mangels genügender Sicherheit und Erfahrung auch diese 

 erst auf der Mattscheibe einstellen, ehe man zur Exposition schreitet. 

 Denn man bedarf erst einiger Übung, ehe man das Gefäß mit der Farb- 

 stoff lösung so genau richtig vor dem Spalt aufstellen lernt, daß man, ohne 

 vorher eine Kontrolle des Bildes auf der Mattscheibe vorzunehmen, ein- 

 wandfreie Aufnahmen der Absorptionsspektren herstellt. Die Schwierigkeit 

 liegt darin, daß kleine seitliche Verschiebungen des auf den Spalt pro- 

 jizierten Lampenbildes eintreten können, wenn man das Gefäß mit der 

 Farbstofflösung in den Strahlengang einschaltet. Um das möglichst zu 

 vermeiden, verwende man nur solche Absorptionsgefäße, bei denen die 

 vom Licht durchlaufenen Flächen eben und zueinander parallel sind. 



Rost, Franz und Heise schalten bei Aufnahmen des leeren Spektrums 

 zwischen Kondensor und Spalt ein mit Wasser gefülltes Absorptionsgefäß. 

 ein. Durch dieses empfehlenswerte Vorgehen vermeidet man die störende 

 Erscheinung der Überstrahlung. 



Sollen die Spektrogramme zu genauen Ortsbestimmungen der Ab- 

 sorptionsstreifen dienen, dann empfiehlt es sich, die Heliumspektren und 

 Absorptionsspektren so anzuordnen, daß die Heliumlinien etwas in die 

 Absorptionsspektren hineinragen. 



Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß die der 

 Verstellbarkeit der Kassette dienende Führung des Kassettenrahmens im 

 sorgfältigster Weise hergestellt sein muß. Andernfalls kann bei dem not- 

 wendigen Verschieben des Kassettenrahmens eine seitliche Versetzung ein- 

 treten und als Folge davon ein unrichtiges Lageverhältnis von Absorptions- 

 spektrum und Heliumspektrum, das bei späterer Ausmessung des Spektro- 

 gramms fehlerhafte Ortsbestimmungen der Absorptionsstreifen ergibt. 



Die Aufnahme mehrerer Spektra auf einer Platte läßt sich noch auf 

 einem anderen Wege erreichen, wobei das Verschieben des Kassettenrahmens, 



