Spektrographische Methoden zur Bestimmung 



Hämoglobins etc. 



425 



Es ist freilich nicht so einfach, gute Aufnahmen des Sonnen- 

 spektrums herzustellen. Man projiziert das Sonnenbild mittelst eines 

 allseitig beweglichen Spiegels und der Kondensorlinse so auf den Spalt 

 ■des Spektrographen, daß er durch das Sonnenbild möglichst gleich- 

 artig beleuchtet ist. Das gelingt nur bei einer ganz bestimmten 

 Stellung von Spiegel und Kondensor. Durch genaue Beobachtung des auf 

 der Mattscheibe sichtbaren Spektrums läßt sich einigermaßen kontrollieren, 

 ob der Spalt richtig beleuchtet ist. Da das Sonnenbild wegen der Erdbe- 

 wegung wandert, ändert sich die Spaltbeleuchtung schnell. Man wählt des- 

 halb kurze Expositionszeiten. Für die Reproduktion mittelst der gebräuch- 

 lichsten Vervielfältigungsverfahren eignen sich die Heliumlinien wesentlich 

 besser als die in der Mehrzahl zarteren Fraunhoferschen Linien. Man ver- 

 gleiche die in Fig. 123 reproduzierten Gitterspektrogramme des Sonnen- 

 lichtes, die Verfasser in seinem 



Gitterspektrographen bei 1 / a bis Fi s- 1 23 



7 Sekunden Expositionszeit aufge- 

 nommen hat, andrerseits die in 

 Fig. 115 reproduzierte Aufnahme 

 des Heliumspektrums. Diese auf 

 einer der besten Spektralplatten 

 hergestellten Aufnahmen des Son- 

 nenspektrums zeigen übrigens 

 deutlich, daß die durch die Män- 

 gel des Sensibilisierungsverfahrens 

 bedingten sogenannten Platten- 

 minima nur bei einer bestimmten 

 Expositionszeit einigermaßen un- 

 schädlich gemacht werden können. 

 Die Expositionszeiten 

 sind bei Farbstoffspektren so zu 



wählen, daß die in der nicht ganz gleichmäßigen Empfindlichkeit der Platte 

 gegenüber den Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge begründete Fehler- 

 quelle nach richtiger Entwicklung als ausgeglichen gelten kann. Im übrigen 

 kommt es darauf an, ob man einfach das Lichtabsorptionsvermögen ver- 

 schiedener Flüssigkeiten vergleichend prüfen will oder ob Spektrogramme 

 hergestellt werden sollen, die nach Möglichkeit die spektroskopisch 

 wahrnehmbaren Lichtabsorptionserscheinungen „schwarz auf weiß" wie- 

 dergeben. Im ersten Falle muß man unter gleichen Versuchsbedin- 

 gungen arbeiten, d. h. bei Benutzung stets gleicher Platten und kon- 

 stanter Spaltbeleuchtung und Spaltweite eine bestimmte Expositionszeit 

 innehalten; im zweiten Falle muß man die Expositionszeiten nach der 

 Durchlässigkeit der Objekte bemessen, die außerordentlich verschieden 

 ist. Das zeigt sich z. B. sehr deutlich bei der Aufnahme einerseits 

 von Oxyhämoglobinlösungen und Hämochromogenlösungen, andrerseits von 

 Methämoglobinlösungen und alkalischen Hämatinlösungen. Während Ver- 



