428 0- Seh um id. 



Die Anwendung des Rhombus bedingt wesentlich längere Expositions- 

 zeiten. Der Kondensor ist bei den Doppelaufnahmen so einzustellen, daß 

 die beiden schrägen Yorderflächen des Rhombus ganz beleuchtet sind. Bei 

 richtiger Stellung der Lampe und des Kondensors muß das Spektrum 

 durch eine feine dunkle Linie symmetrisch geteilt sein, und beide Hälften 

 müssen gleiche Helligkeit aufweisen. Statt zweier Absorptionsspektra kann 

 man natürlich auch ein leeres Spektrum und ein Absorptionsspektrum zu 

 gleicher Zeit aufnehmen und somit gleichzeitig die Plattenkontrolle bezüg- 

 lich der Empfindlichkeitsminima ausführen. Aus dem Grunde müßte man 

 die Doppelaufnahmen zu allgemeiner Anwendung empfehlen, wenn nicht 

 die Benutzung des Rhombus einen erheblichen Lichtverlust bedingte, der 

 in manchen Fällen stört. Man wird also in den Fällen, wo die maximale 

 Lichtstärke notwendig ist. auf Doppelaufnahmen verzichten. Die nach- 

 einander ausgeführten Einzelaufnahmen bieten die Möglichkeit 

 ziemlich genauer Vergleiche der Lichtverteilung, wenn der Spektrograph 

 mit einer optischen Bank fest verbunden und dadurch die Erhaltung der 

 Anfangsstellung von Lampe und Kondensor bei mehreren Aufnahmen ge- 

 sichert ist. Abgesehen von den Beüchtungsverhältnissen werden die Doppel- 

 aufnahmen ebenso ausgeführt wie Einzelaufnahmen. 



3. Die Herstellung der Abdrucke (Kopien oder Positive). 



Die Herstellung der Altdrucke erfolgt in der sonst beim l'hotogra- 

 phieren üblichen Weise, natürlich unter Vermeidung jeder Ret ouche. 

 Will man die Spektrogramme mit einem der oben beschriebenen Meßapparate 

 ausmessen, so ist die Anbringung einer besonderen Wellenlängenskala 

 (außer dem Heliumspektrum) nicht notwendig. Auf den Abdrucken läßt 

 sich eine Wellenlängenteilung recht gut unter Benutzung einer ..Kopier- 

 skala" anbringen, die folgendermaßen angefertigt wird. 



Man zeichnet auf weißen Karton eine äquidistante Skala, in die man 

 zwei (oder mehr 1 ) Hauptlinien des Heliumspektrums einträgt, z. B. die 

 beiden Linien auf >j.'j. 587"6 und 447'2. Diese Skala muß in solcher Größe 



photographiert werden, daß der Ab- 



Fig.m. stand der beiden Heliumlinien auf dem 



TO m m ^ Negativ der gleiche ist wie auf dem 



1 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ili 1 1 1 1 1 ,,, i Spektrögramm des Heliumspektrums. 



Um das zu erreichen, muß man die 

 Entfernung der Vorlage (Karton mit 

 der gezeichneten Skala) von dem photographischen Apparate ändern, 

 bis die Heliumlinien in dem auf der Mattscheibe sichtbaren Bilde den- 

 selben Abstand haben wie auf dem Spektrögramm. Wegen der Parallaxe 

 ist die genaue Einstellung nicht ganz leicht. Von dem Negativ stellt man 

 auf einem Filmstreifen ein oder besser mehrere Diapositive her. Ein solches 

 Diapositiv dient als ..Kopierskala-. In der angegebenen Weise ist die hier 



') Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 431 



