Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 429 



(in Fig. 124) abgebildete, zu Verfassers Gitterspektrographen mit vertikalem 



Spalt gehörige Kopierskala von W. Gummelt hergestellt worden. 



Um Spektrogramm und Skala zusammen zu kopieren, legt man auf 

 die untere mit Stoff bekleidete Seite des Kopierrahmendeckels ein Blatt 

 Kopierpapier, darüber die Kopierskala so, daß die Ziffern richtig stehen 

 und bedeckt beides so mit dem Negativ, daß dessen Schichtseite dem 

 Kopierpapier anliegt. Nachdem man die Kopierskala in die richtige Lage 

 gerückt hat, überdeckt man das Ganze mit dem leeren Kopierrahmen und 

 befestigt ihn mit seinen Metallfedern. (Bei diesem Vorgehen läßt sich das 

 nachträgliche Verschieben der Skala leicht verhüten.) 



Die Prismenspektrographen sind oft so eingerichtet, daß man eine 

 „gespiegelte" Skala gleichzeitig mit dem Absorptionsspektrum photogra- 

 phieren kann. Solche Einrichtungen lassen sich auch an Gitterspektro- 

 graphen treffen, z. B. stattet A. Krüß, Hamburg, den vom Verfasser kon- 

 struierten „Gitterspektrographen mit horizontalem Spalt" mit drei ver- 

 schiedenen zu den auswechselbaren drei Gittern passenden Wellenlängen- 

 skalen aus. 



Eine größere Genauigkeit der Skalenangaben dürfte aber nach 

 der zuerst beschriebenen Methode erzielt werden, indem man die Wellen- 

 längenteilung auf den Abdrucken durch gleichzeitiges Kopieren von Spektro- 

 gramm und Kopierskala anbringt, denn es ist leicht, die als Markierungs- 

 linien dienenden Heliumlinien der Kopierskala und (\^< Spektrogramms 

 zur Koinzidenz zu bringen. 



4. Die Ausmessung der Spektrogramme; Ortsbestimmung der 

 Absorptionsstreifen. 

 Die Ortsbestimmung der Absorptionsstreifen läßt sich sowohl auf den 

 Negativen als auch auf den Positiven (den Abdrucken der Spektrogramme) 



ausführen, in letzterem Falle entweder durch Schätzung nach den Inter- 

 vallen einer mit abgedruckter ..Kopierskala" (vgl. d. vorigen Abschnitt) oder 

 genauer durch mikrometrische Ausmessung mit dem vom Verfasser ange- 

 gebenen oder einem ähnlichen Meßapparat. Die Ausmessung der Negative 

 erfolgt mittelst eines Meßmikroskops oder eines Plattenmikrometers. Sie 

 ist nur möglich, wenn außer dem Absorptionsspektrum uoch ein geeignetes 

 Linienspektruin mit aufgenommen worden ist. 



a) Verfahren bei Gitterspektrogrammen. 

 Man befestigt das Spektrogramm ( Negativ) auf dem Objekttisch des 

 Meßmikroskops und verschiebt durch Drehen an der Mikrometerschraube 

 den das Mikroskoprohr tragenden Schlitten, bis das Fadenkreuz des Okulars 

 mit einer der Meßlinien (z. B. der Heliumlinie auf y.u. 447*2) zusammen- 

 fällt. Man wählt zweckmäßig eine nicht sehr dicke Linie oder stellt bei 

 dickeren Linien das Fadenkreuz auf die Mitte der Linie, ein. Nachdem 

 man die Stellung des Schlittens abgelesen hat, verschiebt man ihn. bis 

 das Fadenkreuz des Okulars mit einer geeigneten zweiten Linie des Helium- 

 spektrums zusammenfällt und liest die neue Stellung des Schlittens ab. 



