Über Anwendung der photograph. Methode in der Spektrophotometrie etc. 441 



dann aber nicht mehr direkte Schwärzungsunterschiede an. sondern man 

 kann nur soviel sagen, daß die Keilablesungen eine stetige Funktion der 

 Schwärzungen sein werden und daß zu größeren Argumentwerten auch 

 größere Funktionswerte gehören. Es kommt jedoch gar nicht darauf an 

 die Schwärzung selbst zu kennen: da der Zusammenhang zwischen Licht- 

 mtensitat und Schwärzung aus den zu diesem Zweck auf der gleichen 

 Platte eigens vorhandenen Kontrollaufnahmen abgeleitet wird, können die 



Schwärzungen in der willkürlichen Längenskala des Keiles ausgedrückt 

 werden. 



Derartige „Keile" lassen sich leicht aus jeder photographischen Platte 

 herstellen mit Hilfe des Seh ein ersehen Sensitometers, das auf dem Prinzip 

 der rotierenden Blende beruht. 



Zum Vergleichen der Schwärzungen auf den zu untersuchenden Plat- 

 ten mit denjenigen des photographischen Keils dient das Mikrophotometer. 



