442 



W. Heul.nci 



Fig. IS 



Das Prinzip des Hartniamschen Mikrophotometers besteht darin, 

 die zu vergleichenden Schwärzungen von Platte und Keil in dem Gesichts- 

 felde eines Mikroskope* in scharfer Tremmngslinie aneinander grenzen zu 

 lassen, d. h. unter Verhältnissen . wo Helligkeitsdifferenzen vom Auge am 



schärfsten aufgefaßt 

 werden. Erreicht wird 

 dieser Zweck dadurch. 

 daß Strahlen ein und 

 derselben Lichtquelle 

 » auf zwei verschiedenen 

 Wegen von genau glei- 

 cher Weglänge und 

 durch genau gleichartige 

 Medien in das Auge 

 gelangen: dabei pas- 

 siert das Licht auf dem 

 einen Wege die zu mes- 

 sende Platte, auf dem 

 anderen den als Mes- 

 sungsskala dienenden 

 photographischen Keil. 

 Mit Hilfe zweier iden- 

 tischer Mikroskop-» ob- 

 jektive und eines 

 Lummer-Brodhunscheü 

 Würfels werden ver- 

 gröberte . reelle Bilder 

 der beiden Gelatine- 

 Silberschichten in einer 

 Ebene abgebildet und 

 durch ein gemeinsames 

 Mikroskopokular be- 

 trachtet. Dabei erscheint 

 der an dem kleinen 

 Spiegel des Lummer- 

 Brodhun - Prismas re- 

 flektierte Ausschnitt 

 der zu messenden 

 Platte als isolierter, 

 scharf begrenzter Fleck 

 mitten im Gesichtsfeld, das durch einen Teil des Keilbildes ausgefüllt wird. 

 Die Messung einer beliebigen Schwärzung geht nun in der Weise 

 vor sich, daß man durch Verschieben des Keiles vor dem einen Mikro- 

 skopobjektiv das Gesichtsfeld um den kleinen, durch den Spiegel verur- 

 sachten Ausschnitt herum auf die gleiche Helligkeit zu bringen sucht, wie 



•r-BroMur. 



A ist das Okular, B und C die beiden Hälften des Lum 

 Würfels, H und E die Triebschrauben zur Focusierung der beiden 

 Mikroskopobjektive D und G. Der photographische Keil O wird durch 

 den TriebP in der Fassung M verschoben, die Verschiebung an dem 

 Nonius N abgelesen. Die zu messende Platte liegt auf dem Tisch L. 

 Um Platte und Keil vor falschem , von der Vorderseite auffallendem 

 Licht zu schützen, ist der Zwischenraum zwischen Mikroskopobjektiv 

 und Platte resp. Keil durch die beiden Kohrstutzen F und K licht- 

 dicht abgeschlossen. Zur Beleuchtung dient eine künstliche Dicht- 

 quelle, die direkt hinter der dünnen durchscheinenden weißen Por- 

 zellanplatte R aufgestellt wird; durch Reflexion an den Spiegeln S 

 und T gelangt das Licht zum Keil resp. zur Platte. Die Spiegel V 

 und W dienen zur Beleuchtung des Xouius. 



